attaché à un câble de 6 mm en acier à la profondeur voulue, 

 ensuite on envoie le long du câble à des intervalles déterminés, 

 Tun après l'autre, les deux messagers qui produisent l'ouverture 

 et la fermeture de la fenêtre, (i) 



Le temps nécessaire pour V exposition dépend naturellement 

 de la profondeur. Après avoir trouvé pour les couches supérieures 

 le temps de pose juste, je l'ai calculé ensuite aussi pour les 

 autres profondeurs en prenant comme base la diminution de 

 la luminosité en raison du carré de la distance de la profondeur. 

 Mais dans la pratique les temps de pose, surtout pour les 

 profondeurs plus grandes, devaient-être prolongés. On doit 

 cependant autant que possible, éviter une surexposition parce 

 que cela produit souvent un halo fâcheux dans le bleu et le 

 violet. La largeur de la fente a une certaine importance. Dans 

 les profondeurs de o à ioo m j'ai travaillé avec une fente large 

 de o ram i, plus bas avec o mm 2. Je donne ici un résumé des 

 recherches que j'ai faites jusqu'à présent et qui expliquent 

 l'état des choses. J'ai exécuté toutes ces recherches au Musée 

 Océanographique de Monaco à bord de Y Eider. J'ai été aidé 

 dans mes recherches par le Docteur Jules Richard directeur, 

 M. Sirvent et le D r M. Oxner, assistants au Musée, qu'il me soit 

 permis de leur exprimer à cet endroit mes remerciements les 

 plus dévoués. Pour toutes les mesures j'ai employé les plaques 

 panchromatiques de Lumière. Seulement pour les épreuves 

 n° 26, 27, 28 et 29 j'ai essayé les plaques étiquette bleue et 

 violette de Lumière, extra-sensibles pour le bleu et le violet. 

 Il est nécessaire de sauvegarder l'uniformité des conditions en 

 ce qui concerne le genre de plaques, le révélateur et le temps 

 du développement. Etant donné que l'appareil n'est pas pourvu 

 d'une échelle des longueurs d'onde, j'ai entrepris la délimitation 

 des régions spectrales de la façon suivante : j'ai photographié à 

 l'aide de ce spectrographe, sur la même plaque, les spectres 

 d'émission de plusieurs éléments (Na 7 Ca, K, Sr, Li) et ensuite je 

 m'en suis confectionné d'après l'échelle de Bunsen une échelle 

 de comparaison, pour un spectrogramme sous-marin. 



(1) La description complète de l'appareil accompagnée de dessins, doit 

 paraître très prochainement dans les Annales de l'Institut Océanographique. 



(219) 



