29 



röhre sind oben mit dickwandigen Kautschukschlauchen versehen 

 und können mittels ein und desselben Schraubenquetscliliahns ver- 

 schlossen werden. Nach hinten ist jeder Manometerschenkel mit 

 einer Zweigröhre versehen und hierdurch wird er mittels Kaut- 

 schukschlauch mit dem Tierbehalter — resp. KontroUbehalter — in 

 Verbindung gesetzt. 



Das Manometer ist zum Aufhangen an der Wand von Wasser- 

 badern (Aquarien) eingerichtet. Die Tierbehalter können gewechselt 

 werden, und man kann für jedes Tier, an dem man Bestimmungen 

 zu machen wünscht einen entsprechenden Behalter finden oder 

 einrichten." 



„Man sucht sich zwei Behalter von möglichst gleichem Volumen 

 aus. Beide werden mit der gleichen Menge — je nach Grrösse 1 

 bis mehrere Kubikzentimeter — 2°/o Natronlange beschickt und 

 in den einen wird das Yersuchstier hineingebracht. 



Die Behalter werden sorgfaltig verschlossen, an den beiden 

 Schenkeln des Manometers aufgehangt und soweit belastet, dass 

 sie ins Wasser heruntersinken." 



Nebenbei sei bemerkt, dass sich im Manometer eine Petro- 

 leumsaule befindet, mittels deren die Anderungen des Grasdruckes 

 abzulesen sind. 



„Nachdem das Manometer verschlossen ist, liest man zu be- 

 stimmter Zeit den Stand ab und wiederholt die Ablesung in pas- 

 senden Zeitintervallen. Jede Ablesung gibt, durch die zugehörige 

 Zeitdifferenz dividiert, eine Bestimmung der Sauerstoffabsortion." 



Der Druck der freien Luft wurde von dem Beginn des Yersuches 

 immer genau mit einem im Laboratoriumsaal befindlichen Baro- 

 meter, dessen Skala in Zoll angegeben war, aufgenommen. Die 

 Werte wurden immer in mm. umgerechnet. Zu gleicher Zeit lasen 

 wir gelegentlich die Temperatur des Wassers im Aquarium ab, 

 in dem die beiden Behalter des Apparates, welche mit dem um- 

 gebogenen Schenkel des Manometers verbunden waren, herabhingen. 

 Beide Behalter enthielten eine gleiche Quantitat Kalilauge, um 

 die Kolensaure, welche durch die Atmung der Schnecke entstand, 

 aufzunehmen. Das Wasser, welches dazu bestimmt war, die Tempe- 

 ratur der beiden Getasse des Respirometers einander gleich und 



