J'ai employé un théodolite de Mascart-Brunner pour la con- 

 naissance de la déclinaison et de la composante horizontale, et 

 une boussole Abbadie-Brunner pour l'inclinaison. Ces instru- 

 ments, construits par M. Ghasselon, ont respectivement les 

 numéros de fabrication 28 et i5. 



Pour la détermination de la composante horizontale avec les 

 magnétomètres de Kew, ci-dessus indiqués, les Prof. Beattie et 

 Morrison ont employé les formules suivantes : 



ir = 7 r3 sin 6 (1 + — + qt + q v) (1 -— ) 



T^T^l+^-qt-qV +^ê) 



dans lesquelles : 



t — est la température en degrés centigrades; 

 u — le coefficient d'induction; 

 r — la distance; 

 6 — la déflexion; 



T, — le temps observé d'une oscillation corrigé de la marche 

 du chronomètre, et réduit à un petit arc; 



Q 



-p la raison du couple de torsion pour celui de la direction 



magnétique. 



A = r 3 sin 6 ( 1 + ^ 4- q t -f q 1 t 2 ) pour 3o centimètres 

 de distance; Aj ayant la même expression pour 40 centimètres. 



Magnétomètres 



numéros Correction de température 



3i 0,000601 t + 0,00000241 t 2 



73 0,00028l t -f 0,OOOOOll8 t 2 



Log7t 2 KàOC u 



3i 3,46423 6,532o6 



73 3,47406 4,73000 



(123) 



