Distance de la barre de cuivre au centre à 0° C. 



( Apparente 25 cm 



( Vraie 24,995 



( Apparente.... 25cm 



( Vraie 24,993 



3ocm 



3ocm 



29 ? 99 5 



29,993 



Pour la détermination de la composante horizontale avec le 

 théodolite magnétique j'ai employé les méthodes des oscillations 

 et des déviations, en faisant usage de deux barreaux magnétiques. 



La déviation a été observée en mettant le barreau déviant à 

 une seule distance (17,369 centimètres au centre du barreau 

 cuivre-acier) dans la tige de support. 



La formule employée pour chacun des deux barrreaux a été : 



dans laquelle : 



R — est la distance la plus rapprochée à laquelle on met le 

 barreau déviant, c'est-à-dire, celle de 17,369 centimètres, 

 ci-dessus indiqué; 



K — le moment d'inertie du barreau avec sa goupille, et 

 l'étrier de suspension; 



t — le temps d'une oscillation simple; 



a — l'angle de déviation à la distance ci-dessus indiquée; 



-jj^S" — le coefficient magnétométrique. 



Les valeurs de K des deux barreaux ont été calculées par moi 

 d'après la formule : 



H = 



x 



t y sin a 



1 / 3 r 2 



k 2 === — P L 2 1 + — X -r— r 

 12 \ 1 4 / L \ 2 



r 



L, 

 L 2 



Pi 



P 2 



- (longueur du barreau n° 1). . . . 7 cm oio. 



- (longueur du barreau n° 2) 7 cm o3i. 



- (poids du barreau n° 1) 8§ r 081. 



- (poids du barreau n° 2) 8§ r 25 1. 



(rayon des barreaux) o cm 225. 



