Comparaison du magnétomètre n° j3 avec le théodolite-boussole 

 n° 28, et les boussoles d'inclinaison n os 142 et i5. 



Instruments 

 de 



Azimuth magnétique 

 d'une marque de référence 



Inclinaison 

 (S.) 



Composante 

 horizontale 



(Unités C. G. S.) 



Beattie 



52° 19' 32" 



600 n'7 



o,i7797 



Ghaves 



520 20' 2l" 



600 8' 5 



0,1783) 



Différence pour les 

 instruments de Ghaves 



— o° o' 49" 



+ 00 3'2 



— o,ooo34 



Rentrant en Europe j'ai débarqué à Naples le 16 septem- 

 bre 1906. 



Le jour suivant j'ai vérifié dans l'Observatoire de Capodi- 

 monte qu'on ne pouvait pas faire une comparaison rigoureuse 

 d'instruments magnétiques par suite d'une ligne de tramways 

 électriques établie tout près de l'observatoire. 



Peu de jours après j'ai également constaté à Rome que les 

 courants des tramways électriques de la ville y empêchaient les 

 observations magnétiques. 



Dans l'impossibilité de faire la comparaison de mes instru- 

 ments en Italie, j'ai choisi pour y réaliser cette étude l'Observa- 

 toire magnétique de Val-Joyeux, situé près de Paris, donc sur 

 mon chemin de retour pour le Portugal. 



Grâce aux facilités de travail qui m'ont été accordées par 

 l'éminent Directeur de l'Observatoire, M. Th. Moureaux, j'ai 

 pu y faire dans les meilleures conditions la comparaison désirée. 



J'ai eu au Val-Joyeux comme collaborateur, aussi compétent 

 que dévoué, M. Jules Itié, chef de service de l'Observatoire. 



Des observations ont été faites les 2, 3 et 6 octobre 1906. 



Le 2 octobre j'ai observé les valeurs des trois éléments ma- 

 gnétiques de io h 47 m à i6 h 22 m (t. m. 1.) avec mes instruments. 



(123) 



