- H — 



Comparaison des valeurs ci-dessus indiquées, obtenues avec le 

 théodolite-boussole n° 28, et la boussole d'inclinaison n° i5, 

 avec celles relevées sur le magnéto graphe de Val-Joyeux. 



(Observateur Itié). 



Instruments 

 de 



D 



(W.) 



I 



(N.) 



H 



(Unités C. G. S.) 



Ghaves 

 Val-Joyeux 



140 56' 14" 

 140 56' 24" 



64° 47'3 

 640 47 ' 7 



0,19739 

 0,19737 



Différence pour les 

 instruments de Val-Joyeux 



— 00 o' 10" 



— 00 o'4 



+ 0,00002 



Après avoir étudié le résultat de toutes nos observations 

 nous avons admis comme concordantes les valeurs obtenues 

 pour la déclinaison et l'inclinaison. Nous avons décidé de faire 

 de nouvelles comparaisons de la composante horizontale dans 

 le premier jour de calme magnétique, à cause de l'agitation 

 magnétique survenue pendant l'observation faite le 2 octobre. 



Ces nouvelles comparaisons nous les avons effectuées le 

 6 octobre de i5 h i6 m à 1 7 11 24 111 . 



Composante horizontale 

 (Observateur Itié) 



De i5 h i6 m à i5 h 43 m . Barreau n° 1. 



Oscillations 



i re série ti — 3 s oo36 Temp. 22°o 



2 e » t 2 = 3 S 0046 )) 22° 2 



t = 3 s oo4i 



