34 



Otto Strüve, 



Wahrnehmungen an Corona und Protuberanzen durch dieselbe Persönlichkeit, sollte aber 

 in Zukunft nie wieder angestrebt werden. 



Im Focus des Oculars der 44fachen astronomischen Vergrösserung, welche ausschliess- 

 lich während der Finsterniss angewandt ist, waren vier Fäden ausgespannt, deren gegenseiti- 

 ger Abstand 40", 60", 100" betragen sollte. Der allein bei den Schätzungen der Höhe der 

 Protuberanzen von mir benutzte kleinste Zwischenraum ist später durch einige Messungen 

 am Pulkowaer Meridiankreise zu 89" ermittelt worden. Obgleich das geringste Inter- 

 vall der Theilung des Positiouskreises, welche durch Auszahnungen am Diaphragma 

 gebildet wurde, nur 22°| betrug, so war doch die Bestimmung von Positionswinkeln damit 

 einer relativ grossen Schärfe fähig, wie Beobachtungen von Sonnenflecken erwiesen, die 

 Herr Struve und ich in den Tagen vor der Finsterniss jeder mit seinem Fernrohre 

 versuchsweise gesondert beobachteten. Es sind jedoch keine Positionswinkel von mir wäh- 

 rend der totalen Finsterniss bestimmt, weil die Ablesung bei dieser Constructionsart, so- 

 bald man vor Verwechselungen sicher sein will, ziemlich zeitraubend ist; ihre Messung 

 lag überhaupt nicht in meiner Aulgabe. 



Ich muss jetzt einige Worte über die von uns gebrauchten Chronographen sagen; 

 die Einrichtung derselben ist von Herrn Struve vorstehend näher beschrieben. Durch ein 

 Versehen bei der Einpackung in Altona durch den Künstler, waren die Schreibstifte nicht 

 hinreichend festgestellt worden. Als die Instrumente in Greenwich, wo sie zuerst in unsere 

 Hände kamen, von mir näher untersucht wurden, fand ich, dass die Diamanten der Schreib- 

 stifte sich durch das lakirte Papier, mit welchem die Cylinder überzogen waren, hindurch 

 gearbeitet und Vertiefungen in das Messing desselben gebohrt hatten. Leider würde 

 dort aus Mangel an Zeit nur ein Apparat aufgestellt, bei dem hierdurch die Stifte 

 nicht verdorben waren. In Spanien aber fand sich, dass ein Diamant des andern, 

 von mir benutzten Apparates, zersplittert war. Es gelang nun, nach einigen Ver- 

 suchen, mittelst dicker eingespannter Stahlnadeln leidliche Resultate zu erzielen; aber die- 

 ses Surrogat hielt während der Finsterniss nicht aus, wozu jene Versuche doch einige 

 Hoffnung gegeben hatten. Ich bemerkte das Unheil in der zweiten Minute der totalen 

 Finsterniss. Es sind aus diesem Grunde die Beobachtungen nicht in der Weise von mir 

 gemacht, wie es ursprünglich in meiner Absicht lag; es fehlte dazu die Möglichkeit. Für 

 die beiden Höhenschätzungen, welche im Anfange der Totalität gemacht wurden, lässt sich 

 jedoch die Zeit bis auf einige Secunden genau angeben; leider aber nicht für die beobach- 

 teten Momente der Bedeckung zweier Protuberanzen; der Chronograph hat sie nicht no- 

 tirt. Ich habe geglaubt, so ausführlich über den Chronographen sprechen zu müssen, da 

 das Nichtfunctioniren desselben die nachstehend aufgeführten Beobachtungen in wesent- 

 lichen Puncten berührt. 



Die Zeiten, welche ich im Folgenden angeben werde, sind in mittlerer Sonnen- 

 zeit von Pobes ausgedrückt; sie sind beobachtet an einem Taschenchronometer von 



