2 



H. Wild, MAGNi^TiscHE Teemdîs-Beûbachtunnen 



Erdströme zu beobachten, welche sie in zwei mit ihnen verbundenen isolirten Erdkabeln an- 

 zeigten, von denen das eine zu zwei in der Richtung Nord-Süd, das andere zu zwei in der 

 Richtung Ost-West je um 1 Kilometer von einander entfernten Erdplatten (1 m^ grosse, 

 2 tief horizontal in der Erde eingegrabene Bleiplatten) führten. 



Um ausser den Terminstagen auch noch einen mehr continuirlichen Vergleich der An- 

 gaben dieser Apparate und des Magnetographs zu ermöglichen, Hess ich die directen Beob- 

 achtungen überdies noch jeden Tag 3 Mal, nämlich um l'' a., 1* und 9'' p. Göttinger 

 Zeit, anstellen. 



1. Instrumente. 



Die erste Serie der magnetischen Variationsapparate: Unifilar, Bifilar und Lloyd'sche 

 Wage sind die drei von Dr. Edelmann in München nach raeinen Angaben angefertigten 

 grossen Instrumente, welche ich sammt den zugehörigen Fernröhren und Scalen in den 

 Einleitungen zu den Beobachtungen in Pawlowsk (Annalen des physik. Centrai-Observato- 

 riums für 1878 Th. I S. LVI und S. LIX, Ann. für 1880 Th. I S. V) kurz beschrieben 

 habe. Die einzigen Veränderungen, welche mit ihnen vor diesen Beobachtungen vorgenom- 

 men wurden, bestanden in der Behandlung der Magnete nach der Methode von Barus und 

 Strouhal, um sie dadurch permanenter zu machen, und sodann in einer Modification ihrer 

 Empfindlichkeit gemäss den von mir gemachten Vorschlägen ^). 



Die zweite Serie von Variationsapparaten nach Lamont hatte die Einrichtung, welche 

 ihr Dr. Edelmann in München gegeben und in seiner Schrift «Die erdmagnetischen 

 Apparate der Polar-Expeditionen im Jahre 1883» beschrieben hat. Die Temperatur der 

 Deflector-Magnete wurde durch ein in ihrer Nähe aufgestelltes und durch Blechwände 

 gegen Strahlung geschütztes Thermometer bestimmt. 



Die Galvanometer endlich zur Beobachtung der Ströme in den Erdkabeln sind ein- 

 fach Unifilare der letzteren Serie von Apparaten, bei welchen beiderseits vom Kupfergehäuse 

 des kleinen Hufeisenmagnets zwei Solenoide mit je 1012 Windungen eines mit Seide be- 

 sponnenen Kupferdraths angebracht sind. Die Einrichtung der Kabel, ihre Verbindung mit 

 den Galvanometern etc. ist ausführlicher in meiner Abhandlung «Die Beobachtung der elec- 

 trischen Ströme der Erde in kürzeren Linien» beschrieben. 



1) Zweckmässige Empfindlichkeit der raagnetiscbeu j 2) Brauuschweig bei T. Vie weg und Sohu 1882. 

 Variationsapparate. Bulletin T. XXVIII, p. 30. November o) Mémoires de l'Acad. T. XXXI, Л!' 12, Sept. 1883. 

 1881. 1 



