и. Vekgleich verschied. Vaeiationsinstr. im Obs, zu Pawlowsk. 



3 



2. Aufstelluug der Instrumente. 



Die Anordnung der fraglichen Beobachtungsinstrumente ist aus der beigegebenen Tafel T 

 ersichtlich, wo MNO im Grundriss die innere Begrenzung des Magnetometer-Saals im un- 

 terirdischen magnetischen Pavillon darstellt. — Gegenüber der Thür T befindet sich, durch 

 einen breiten Corridor davon getrennt, der ganz gleich grosse Saal, in welchem der Magneto- 

 graph aufgestellt ist. Der Corridor, resp. die Seite MNdes Saals, ist parallel dem magnetischen 

 Meridian (also auch nahe parallel dem astronomischen), wobei iVnach Norden gewendet ist. 



Die Instrumente sind auf 3 Granitpfeilern A, В und С und auf 4 aus eisenfreien 

 Backsteinen mit Cement auf gemauerten Pfeilern G,,.,, D, G^.^, und E aufgestellt und zwar 

 befindet sich auf J. das Ünifilar-Magnetometer von Edelmann, auf Б das Bifilar-Magnetome- 

 ter und auf G die Lloyd'sche Wage desselben. Auf G^,^, ist das eine, auf G,,.^ das andere 

 Unifilar nach Lamont'schem System aufgestellt, von denen das erstere zur Beobachtung der 

 Declinatious- Variationen und vermittelst der beigefügten Solenoide zugleich zur Messung 

 des electrischen Stroms im Kabel von der Ost- zur West-Erdplatte, das letztere nur zur 

 Strommessung im Nord-Süd-Kabel dient. Auf D befindet sich das Unifilar mit Stahlmagnet- 

 Deflectoren und auf E das Unifilar mit deflectirenden verticalen Eisenstäben, in welchen 

 die Erde Magnetismus inducirt. 



Gegenüber diesen Instrumenten in der Mitte des Saals sind ebenfalls auf drei dreisei- 

 tigen und vier quadratischen Backsteinpfeilern die zur Ablesung der Magnetspiegel-Bewegun- 

 gen dienenden Fernröhre mit Scalen placirt. Der Beobachter auf dem Sitz Ä im Centrum des 

 Saals kann also durch eine blosse Drehung auf demselben rasch nach einander alle 7 Instru- 

 mente und ebenso auch die in mit ihrem Zifferblatt in Augenhöhe aufgestellte Pendel- 

 uhr, ablesen. 



Die Fernrohr-Füsse sind auf den Steinpfeilern unveränderlich aufgegypst worden, 

 nachdem die Entfernung der oberhalb derselben angebrachten Glasscalen von den Magnet- 

 spiegeln so regulirt worden war, dass sie überall 1719 Scalentheile (Millimeter) betrug 

 oder einem Sealentheil eine Winkelbewegung des Spiegels um l' entsprach. Die Glasscalen 

 werden, wie dies schon Lamont getlian hat, durch unter 45° zur Verticalen geneigte Spie- 

 gel von hinten beleuchtet ; die beistehende Skizze zeigt, wie diesen Spiegeln in Ermangelung 

 von Tageslicht im betreffenden Raum eine gleichförmige Erleuchtung von einer Petroleum- 

 Lampe ertheilt wurde. Die letztere Lampe L ist auf einem, das Fernrohr überbrückenden Holz- 

 Brette В zwischen zwei Leisten längs des Spiegels S verschiebbar und beleuchtet den 

 weissen Carton с с' der parallel zum Spiegel angebracht ist , indem er sich bei с auf die 

 Glasscale und das dieselbe abblendende Diaphragma dd' und bei с auf zwei an den Spiegel- 

 enden befestigten Blechstreifen (die in der Zeichnung weggelassen sind) stützt. Eine Petro- 

 leumlampe mit Rundbrenner kleinster Grösse giebt so selbst bei 80-facher Vergrösserung 

 des Fernrohrs und kleinen, blos 1 cm^ grossen Spiegeln, ein sehr helles Bild der Scale, 



