H. Wild, Magnetische Teemins-Beobachtungen 



wenn sie unmittelbar hinter der abzulesenden Stelle steht, und zwei solche Lampen erleuch- 

 ten für rasche Magnetbewegungen bei Störungen oder Schwingungen den Carton genügend 



in seiner ganzen Ausdehnung, um an 

 jeder Stelle der 60 cm. langen Scale 

 sichere Ablesungen machen zu können. 



Jedes Instrument hat ausser dem 

 am Magnet befestigten Spiegel noch 

 einen fixen Spiegel, so dass im Gesichts- 

 feld zwei übereinanderliegende Bilder 

 der Scale erscheinen und die Constanz 

 der Ablesung für den fixen Spiegel die 

 unveränderte Stellung dieses Spiegels 

 sowie des Fernrohrs und der Scale con- 

 troUirt. 



Die Pfeile geben bei den einzelnen 

 Instrumenten die ungefähre Stellung 

 der Magnete an, wobei die Spitze des 

 Pfeils den Nordpol darstellt. Hieraus 

 in Verbindung mit dem Umstand, 

 dass bei allen Scalen, wie dies für das ünifilar A in der Zeichnung angedeutet 

 ist, der Nullpunkt der bis 600 fortschreitenden Millimeter-Theiluug links liegt, folgt, 

 dass wachsenden Zahlen bei allen Instrumenten zunehmende westliche Declination resp. 

 zunehmende Intensität entspricht. 



3. Ge^euseiti^er Eiafluss der liistrumeute. 



Um den gegenseitigen Einfluss der Magnete der verschiedenen Instrumente aufeinan- 

 der beurtheilen zu können, ist es nöthig, die magnetischen Momente derselben und die re- 

 spectiven Entfernungen zu kennen. 



A. Grosses Unifilar von Edelmann. Magnet: 80"'"" lang und 33^ schwer. Magneti- 



sches Moment: 10^9,5 {mm. mg. s.). Entfernung von D und G,.,,: 2000'"'^^, von В 

 und G: 3740""", von E und G,,./. ÖOGO*"'". 



B. Bifilar von Edelmannn. Magnet SO^^'^lang und 34^ schwer. Magnetisches Moment: 



10M4,2. Entfernung von C: 5200*"'^ * 



C. Lloyd'sche Wage. Magnet: 200'"'" lang und 160^ schwer. Magnetisches Moment: 



10«.32,1. 



