6 



H. Wild, Magnetische Teemins-Beobachtungen 



bereits alle Instrument definitiv aufgestellt waren, so wurden dabei dieselben gleich mit 

 Einschluss der gegenseitigen Einwirkung der Instrumente aufeinander erhalten und somit 

 haben wir nicht nöthig, sie hier noch besonders zu bestimmen. 



4. Die Beobachtungen. 



Sowohl zu den 3 täglichen Terminen als bei den 5-minutlichen Termins-Beobachtun- 

 gen wurden alle Instrumente in folgender Reihenfolge abgelesen : 



35"^ 



vor der vollen Terminszeit Bifilar Б 



20 



» » » 





Deflector-Instrument В 



5 



» )) » 



» 



ünifilar А 



5 



nach » « 



» 



ünifilar G,.^ 



20 



» » » 



» 



Lloyd's Wage С 



35 



» » » 



» 



Ünifilar mit Eisenstäben E 



Darauf erfolgte bis zum 14. Juli 1883 l'' p. sofort die Ablesung der Erdströme und zwar 

 zuerst die Gleichgewichtslage des Magnets beim Galvanometer-Ünifilar Qj,_s ohne Strom, dann 

 die const. Ablenkung durch den Strom in der N-S-hmiQ^ darauf dasselbe nach Verbindung 

 der E-TT-Linie mit dem Galvanometer und schliesslich wieder die Ruhelage des Magnets ohne 

 Strom. Vom 14. Juli 1883 9'' p. an aber, wo auch das ünifilar (r,_,„ Galvanometer-Rollen 

 erhalten hatte und nun beständig die Leitung iV-S durch das erstere und die Leitung E-W 

 durch das letztere Galvanometer geschlossen blieb, wurden um 1" 35* vor dem vollen Terminen 

 rasch nacheinander die beiden Galvanometerstände abgelesen, dann die Ströme unterbrochen 

 und die Ruhelagen beider Magnete beobachtet. Nach Schluss der Ablesung der magnet. 

 Instrumente in der obigen, unveränderten Weise, erfolgte dann wieder der Stromes- 

 schluss. 



Nach jeder solchen Beobachtungsreihe las man dann auch bei B, B, С und E die 

 Temperatur ab. 



Während der Stunde der alle 20 Secunden erfolgenden Ablesungen dagegen sind nur 

 möglichst rasch nacheinander die 3 Apparate der Lamont'schen Serie Z), ö,_,„ und E be- 

 obachtet worden. 



5. Réduction der Beobaclitungen auf absolute Wertlie. 



Die an den verschiedenen Instrumenten unmittelbar abgelesenen Scalentheile waren 

 für die weitere Verwerthung und Publication jeweilen in absolute Werthe zu verwandeln, 

 was bei den einzelnen in folgender Weise geschah. 



