и. Veegleich verschied. Vaeiationsinstr. im Obs. zu Pawlowsk. 



7 



a. Unifilarmagnetometer von Edelmaiiu: 



Aus der Ablesung n an der Scale dieses Instruments wurde die absolute westliche 

 Declination nach folgender Formel berechnet: 



d = cIq Ч- (n — I. 



wo den sogen. Normalstand d. i. die absolute Declination darstellt, welche dem Sealen- 

 theil % entspricht. Die genaue Formel wäre: 



d = d,4-{n — Wo) ~ -i- (n — пЛ . 0,0000463 . à {n — nf Г. 



0 \ 0/ 8щ l' V 0/ sin 1' ' 3 ^ O-" Sin 1" 



wo А die Magnetableukung in Minuten (Scalen theilen) darstellt, welche einer Drehung des 

 oberen Fadeuquerschnittes um 360° entspricht und г den Bogenwerth eines Scalentheils 

 repräsentirt. Es ist aber: 



1 



wennE die in Scalentheilen als Einheiten ausgedrückte horizontale Entfernung der vorderen 

 getheilten Seite der Glasscale von der hinteren Fläche des Magnetspiegels nach Abzug von 

 Уз der Dicken-Summe aller zwischen Scale und hinterer Magnetspiegelfläche befindlichen 

 planparallelen Glasplatten bezeichnet. Damit £ = sin Г werde, musste also E = 1718'","'9 

 werden, oder die Entfernung von Scale und vorderer Spiegelfläche gleich 1718,4 gemacht 

 werden, weil die Spiegeldicke 3"'"'2 und die Dicke der Verschlussplatte des Gehäuses 4"'," 8 

 betrug. Dies wurde bis auf ± 0""'^2 erreicht. Eine Drehung des Torsionskopfes um 360° 

 ergab ferner für Ä den Werth: 5'. Die Gleichung I' geht daher über in: 



d = d^ {n — По) 0,0002315 (w — %) — 0,0000001128 {n — n^f. 



Da nun bei unseren Beobachtungen die Variationen ±60 Scalentheile nicht über- 

 schritten, so bleibt der Werth des 3. und 4. Gliedes zusammen stets kleiner als 0',05; die 

 vereinfachte Formel I ist also vollauf berechtigt. 



Für % wurde stets die Ablesung der Scale für den fixen Spiegel genommen und 

 dieser so justirt, dass er die Scalenraitte i. e. den Scalentlieil 300 zur Coincidenz mit dem 

 Verticalfaden im Fernrohr brachte. So oft hierin im Laufe der Zeit eine Veränderung be- 

 merkt wurde, erfolgte durch Verschieben der Scale eine neue genaue Einstellung auf 300, 

 worauf dann bis zur nächsten absoluten Bestimmung von cü^ eine bezügliche Correction in 

 der Formel angebracht wurde. 



Die absolute Declination d^, welche der Ablesung — 300 entspricht, wurde 

 aus den gleichzeitigen Ablesungen an diesem Instrument mit den absoluten Declinationsbe- 



