и. Vekgleich verschied. Vakiationsinste. im Obs. zu Pawlowsk. 13 



woraus. folgt, dass wir bei dieser Methode den Bogen werth £ " eines Scalentheils beim Bi- 

 filar nur angenähert zu kennen brauchen. 



Nach dieser Methode wurde am 21. October 1882 die obige Constante bestimmt und 

 im Mittel gefunden: 



H, ь cotg ^0 = 0,0004989 ± 0,0000007. 



Dieser Werth weicht um 0,0000012, also nicht viel über die Grenze der Beobach- 

 tungsfehler hinaus von dem ab, den wir aus dem bei der Einrichtung des Instrumentes am 

 30. August bestimmten Werth von i und dem dabei um l'' p. Göttinger Zeit gemessenen 

 Werth des Torsionswinkels — Genauigkeit d= 1' — oben abgeleitet haben. 



Die Verkleinerung der Empfindlichkeitsconstanten ist der Verkleinerung des Werthes 

 von Д) beizumessen, wie wir später sehen werden. 



In der Nacht vom 19. auf den 20. November 1882 riss der Faden dieses Bifilars, 

 worauf ein neuer eingezogen wurde und am 22. November die neue Justirung erfolgte, die 

 um 6'' 41"* p. Göttinger Zeit bei unverändertem jetzt einen Torsionswinkel = 43° 

 31' 30" ergab. Um diese Zeit war die Horizontal-Intensität nach dem Magnetographen: 

 Z/p = 1,6351, es ergiebt sich daher für die Empfindlichkeitsconstante der Werth: 



22. November 1882 Щ г cotg z^ = 0,0005008. 

 Weitere Bestimmungen dieser Constanten nach der zweiten Methode ergaben am : 



9. December 1882 t" cotg z^ = 0,0004982 

 9. Februar 1883 » = 0,0004971. 



Der Vergleich dieser 3 Werthe ergiebt eine deutliche und namentlich anfänglich nicht 

 unbeträchtliche Abnahme dieses Coefficienten, was wegen der Constanz von t" und der 

 mittleren Horizontal-Intensität auf eine Verkleinerung von cotg z^ resp. also eine Vergrös- 

 serung des Torsionswinkels im Laufe der Zeit zu schliessen gestattet. Da nun die Relation: 



TT ^ 



sm Ä = я 



besteht, so wäre dies nur entweder durch eine Vergrösserung des magnetischen Moments 

 M oder eine Verkleinerung der Directionskraft der Schwere D zu erklären. 



Das erstere ist nicht wahrscheinlich, da der Magnet sehr constant gemacht worden war 

 und eher verlieren als gewinnen würde, es muss also das Drehungsmoment der Schwere 

 kleiner geworden sein, was unschwer durch eine allmähliche Verlängerung des neu eingezo- 

 genen Fadens zu erklären ist. In der That hatte eine solche Verlängerung stattgefunden 

 und war bis zum 17. März soweit vorgeschritten, dass der Magnet von der unteren Dämpfer- 

 platte nur noch 1"'"' abstand. Durch Auswechslung der trocknenden Schwefelsäure und 

 neues Auspumpen des Gehäuses wurde darauf eine genügende Verkürzung der Faden erzielt. 



