16 



H. Wild, Magnetische Teemins-Beobachtungen 



eine Gleichung, welche sich nur durch den Teraperaturfactor und die mangehiden Torsions- 

 Factoren von der allgemeinen Gleichung für das Bifilar S. 10 unterscheidet. Hier ist: 

 Y = (i. H- 3 m, wo [JL die frühere Bedeutung und m den linearen Ausdehnungscoefficienten 

 der Substanz der Schiene repräsentirt, an der die Deflectormagnete mit ihrer Mitte befes- 

 tigt sind ^). 



Man kann nun hier entweder, wie dies in neuester Zeit F. Kohlrausch bei seinem 

 Intensitäts- Variometer gethan hat, analog wie beim Bifilar (p(, nahezu gleich 90° machen, 

 wodurch man, cp^ = -|- -ь- A gesetzt, die Gleichung: 



TT TT (1 -H cotg tang ^)[l — y(t — to)] 



" cos I (1 -+- tang Ç tang [1 -ь tg Д tang {K - ^)] 



erhält, in welcher wie beim Bifilar die Declinationsvariation nur in Gliedern zweiter Ordnung 

 figurirt; oder man kann, wie dies Lamont bei seinem System von Variations-Apparaten ge- 

 than hat, den Winkel der Deflector-Magnete mit dem suspendirten Magnet nahezu s= 90° 

 wählen. Für diesen Fall erhält man = ^ -ь a,, gesetzt: 



TT TT (1 — tang gp tang g) [i — у — tp)] 



0 cos ? (1-Htang Ç tang |) [1 — cotg tang (Ç-S)]' 



Diese Anordnung ist dadurch ungünstig, dass die Variation der Declination 1 hier 

 auch in die Glieder erster Ordnung eintritt, also mit ihrem vollen Betrag zu berücksichti- 

 gen ist. Da sie indessen bei den Apparaten des Lamont'schen Systems gewählt ist und als 

 solche bei den meisten Polarexpeditionen mit zur Verwendung kam, so hat auch unser 

 Instrument D diese Einrichtung erhalten. 



Demzufolge ist aus der an diesem Instrument gemachten Scalen-Ablesung n'\ der 

 gleichzeitigen am ünifilarmagnetometer n und der abgelesenen Temperatur t am ersteren 

 die Horizontal-Intensität H nach der Formel : 



lY. H=HJ1-*- [г" in" - n'\) ~e{n- Щ] cotg cp« - T (t - Q + l {n - N,f 

 ^ [e'^ (n'' — n\)-B {n — ЩТ cotg^ 9o — ^"е {n-n\) (п—Щ н- e"e (n"-n",) (No-N',)] 



zu berechnen, die aus der obigen durch Entwickelung unter Vernachlässigung der Glieder 

 mit höheren Potenzen oder Producten von a, "( und l als der zweiten, sowie Ersetzung der 

 Winkel durch die Scalentheile entstanden ist. Hier bedeutet demgemäss Я^, die Horizontal- 

 intensität, die bei der Einrichtung (Deflectoren senkrecht zur Nadel) dem Sealentheil w'^, 

 dem Deflectionswinkel cp^, der Temperatur und einer Ablesung iV^ am Declinatorium ent- 

 spricht, während iVo die Ablesungen am letzteren zur Zeit der Aufsuchung des magnetischen 



1) Besteht diese Schiene aus zwei verschicdeuai tigcu , au die Stelle von 3 m. zu setzen : 

 Theilen von der Länge Ii und l^, welche die verschiede- ^ ■+■ 



nen Ausdehnungscoefficienten іПі und wij haben, so ist | ч- 



