и. Vergleich veeschied. Vaeiationsinste. bi Obs. zu Pawlowsk. 



17 



Meridians darstellt, t und z sind wieder die Bogenwertlie eines Scalentheils bei den beiden 

 Instrumenten und у hat die auf der vorigen Seite angegebene Bedeutung. 



Bei unserm Instrument wurde wieder, da die Spiegeldicke 0"""6 und die planparallele 

 Verschlussplatte des Gehäuses 2"™9 betrug, die Entfernung von Scale und vorderer Spiegel- 

 fläche auf 1719"',"'5 justirt, damit der Bogenwerth eines Scalentheils dem von Г entspreche. 



Der suspendirte Magnet entspricht ganz demjenigen des Declinatoriums vom La- 

 mont'schen System, hat mit Spiegel 5f2 Gewicht und die Fadentorsiou um 360' bewirkte 

 eine Ablenkung desselben um 4'4. 



Um angenähert dieselbe Empfindlichkeit von 0,0005 Intensität pro 1 Sealentheil zu 

 erhalten, wurde bei der Einrichtung gesucht, nach der Anleitung, die ich in Л*?. 25 (S. 60) 

 der Mittheilungen der internationalen Polar-Commission gegeben habe, den Winkel 9^ = 43° 

 37' zu justiren. Angenommen, es sei dies gelungen, so würden, da 



= 0,00029089 (arc. l') 



ist und da ferner die Schiene aus Glas und Messing nämlich aus 114"',"'25 Glas mit dem 

 Ausdehnungscoefficientcn 0,0000088 und 95'""" Messing mit dem Coefficicnten 0,0000180 

 bestellt, also: 



Y = 0,00048 



zu setzen ist, wenn der Temperatur- Coefficient der Deflector-Magnete 0,00044 wäre, die 

 einzelnen Glieder in Gleichung IV. für n — n\ — — {n — = 60, /! — = 1° ""d 

 — iV'p = 4 folgende Werthe annehmen: 



Я= Яо 1 1 -t- 0,03664 — 0,00048 -н 0,00015 -+- 0,001 34 — 0,0000091 — 0,0000203 



Indem wir uns bei der Réduction der Beobachtungen ohne Ausnahme an die einfache 

 Formel : 



Н=Щ\1^ [e" {n — n",) — £ (w — Щ] cotg — Y — Q \ IV'. 



hielten d. h. alle höhern Glieder der Gleichung IV. als die linearen vernachlässigten, werden 

 wir nur mit Rücksicht auf das Quadrat des ersten Gliedes bei stärkern Variationen und auch 

 da nur bei dem vorausgesetzten Eintritt eines entgegengesetzten Zeichens von n — n"^ und 

 n — iVg einen erheblichen Fehler begangen haben. 



Da hier der Apparat bei der Justirung nicht eine genaue Bestimmung des Winkels 

 <Po gestattete und ferner die Deflector-Magnete sogenannte compensirte waren — Verbin- 

 dung des Hauptmagnets mit einem kleinern entgegengesetzt gerichteten aus weicherem 

 Stahl von höherem Temperatur- Coefficienten — somit für ihren Gesammt-Temperatur- 

 Coefficienten nicht einfach, wie wir es oben gethan haben, derjenige von hartem Wolfram- 

 stahl gesetzt werden kann, so sind diese beiderlei Grössen analog wie beim Bifilar-Magneto- 

 meter nachträglich am fertig justirten Instrumente bestimmt worden. 



Mémoires de l'Âcad. Ішр. іез sciences. Vllme Série. g 



