22 



H. Wild, Magnetische Termins-Beobachtungen 



Wie schon früher erwähnt, ist unsere Lloyd'sche Wage senkrecht zum magnetischen 

 Meridian orientirt und ist daher für die Berechnung die Formel V'^ zu benutzen, deren 

 Constanten jetzt zu bestimmen sind. 



Die Grösse [j. repräsensirt hier im Allgemeinen nicht den reinen Temperaturcoefficien- 

 ten des Magnets, sondern die algebraische Summe desselben und eines gewissen Coefficienten, 

 der die eventuelle Verrückung des Schwerpunktes des Magnet-Wagbalkens in Folge unglei- 

 cher Ausdehnung verschiedener Theile desselben repräsentirt. Er kann daher nur empi- 

 risch durch Abkühlung und Erwärmung des Raumes analog wie bei den vorigen Instru- 

 menten bestimmt werden. Aus den bezüglichen Beobachtungen vom 23. Dec. 1882 bis 

 27. Januar 1883 hat sich so der Werth ergeben: 



= 0,0006563. 



Die Constante г tang с ist ebenfalls, da der Winkel с ganz unbekannt ist, nur empi- 

 risch und zwar auch wieder durch Ablenkungsbeobachtungen zu bestimmen. Lässt man 

 nämlich wieder in der Verlängerung der magnetischen Axe des Wagmagnets einen vertikal 

 gestellten, mit seiner Mitte in jener Linie befindlichen Magnet ablenkend auf jenen einwir- 

 ken, notirt die Ablenkung w an der Wage und beobachtet gleich darauf die Ablenkung м, 

 welche derselbe Magnet, in gleicher Entfernung und bei entsprechender relativer Lage am 

 Unifilar-Magnetometer bewirkt, so ist: 



г tanff с — e' cotff г — cotff г [i-g'^ {Т^-щП 



£ lang с — £ coig г ^^^^ — coig г. _ ^,^^ _ ^,^ ^^, _ ^,^^^ , 



wo г die Inclination zur Zeit der Beobachtung und iV und iV' die den Winkeln и und w ent- 

 sprechenden Scalen-Ablesungen darstellen. Aus der Formel folgt, dass diese Methode zur 

 Bestimmung von г tang с auch hier, wie beim Bifilar, nur eine ungenaue Kenntniss des 

 Bogenwerths eines Scalentheils erheischt, da г nur in dem kleinen Correctionsglied vor- 

 kommt. Dies ist aber hier von besonderer Bedeutung, weil die Anwendung eines recht- 

 winklichten Glasprismas oberhalb des Magnetspiegels und fixen Spiegels zur Ermöglichung 

 der viel bequemern Beobachtung ihrer Bewegung an einer horizontalen Scale wie bei den 

 andern Instrumenten (gemäss meinem Vorschlag die genaue Abmessung der Entfernung 

 von Spiegel und Scale etwas beeinträchtigt. 



Leider leidet diese Bestimmungsmethode hier an einer, nicht unerheblichen Fehlerquelle. 

 Die obige Gleichung, wie die entsprechen den frühern, setzt nämlichvoraus, dass die Magnete 

 der beiderlei Instrumente, an welchen die Ablenkungen vorgenommen werden, gleich seien 

 und somit auch die in dem Ausdruck für die Ablenkungen comparirenden Glieder mit hö- 

 hern Potenzen als ^ in beiden Fällen identisch werden und sich im Resultat herausheben. 



1) Metrologische Studien VI. Mém. de l'Acad. Imp. des I Ann. des physikal. Central - 01)servatoriiims für 1878 

 Sc. VIT. s. T. XXm № 8 1876 und Einleitung zu den | Th. I. S. LXIV. 



