и. Veegleich veeschied. Vaeiationsinste. im Obs. zu Pawlowsk. 



37 



seil sei wie derjenige einer directen absoluten Bestimmung der letztern, näm- 

 lich: ± 0,00016 mm. mg. s., was ungefähr 0,3 Sealentheil entspricht. 



Auch hier sind die maximalen Abweichungen in den Angaben beider Apparate im 

 November 1882 bedeutend grösser als in den übrigen Monaten, was ausser der Grösse der 

 Störungen in diesem Monat auch noch dem Umstände beizumessen ist, dass das Reissen 

 des Suspensionsfadens beim Edelmann'schen Instrument am 20. November (siehe oben S. 13) 

 eine Neu-Einrichtung desselben mit unvermeidlichen raschen Normalstands-Aenderungen 

 gleich darnach zur Folge hatte. Die grössern maximalen Abweichungen im März 1883 

 sind auf die ebenfalls oben S. 15 erwähnte Erneuerung der austrocknenden Schwefelsäure 

 im Gehäuse des letztern Instruments am 17. März zurückzuführen. Dagegen bemerken wir 

 keine erhebliche Steigerung der Differenzen zwischen beiden Instrumenten im December 

 und Januar, obschon behufs Bestimmung der Temperatur-Coefficienten in diesen Monaten 

 bedeutende Temperatur-Aenderungen (14°4 bis 26°0) im Saal für directe Beobachtungen 

 veranstaltet wurden. Es hat somit auch zu dieser Zeit beim Edelmann'schen Bifilar-Magne- 

 tometer das Thermometer jedenfalls bis auf ± 0°2 jeweilen genau die Temperatur des 

 Magnets angegeben, da nach S, 14 bei diesem Instrument 0°1 Temperatur-Aenderung 

 0,15 Sealentheil Standänderung des Magnets entspricht. 



Die beiden Lloyd'schen Wagen, nämlich die des Magnetographs und die von Edel- 

 mann angefertigte für directe Ablesung, ergeben in den aus ihren Angaben abgeleiteten 

 Vertikal-Intensitäten Differenzen, die im Monatsmittel um dr. 0,0006 mm. mg. s. 

 schwanken und deren Veränderungen bei den einzelnen Beobachtungen innerhalb eines 

 Monats sogar ± 0,0010 mm. mg. s. d. h. ungefähr das Doppelte betragen von denjenigen, 

 welche sich für dieselben zwei Instrumente im Jahre 1884 (v. 1. c.) ergaben. Der Grund 

 hiefür ist vor Allem darin zu suchen, dass der Temperatur- Coefficient der Lloyd'schen Wage 

 von Edelmann ein sehr bedeutender war, nämlich nach S. 23 für 1° C. Temperatur-Aen- 

 derung eine Veränderung des Magnetstandes um 6 Scalentheile, und dass in Folge der Ter- 

 minsbeobachtungen überhaupt, wie speciell der Bestimmung des Temperatur-Einflusses auf 

 die Magnetometer in den Monaten December und Januar, sowie besonderer Untersuchungen 

 über die Erdstrom-Coustanten im August halber im Jahr 1882 — 1883 sehr viel stärkere 

 Temperatur-Schwankungen im Saal der Magnetometer erfolgten als im Jahr 1884 (siehe die 

 Einleitungen zum I. Theil der Annalen für die betreffenden Jahrgänge). Unter diesen Umstän- 

 den ist es wohl möglich, dass das Thermometer nicht genauer als bis ± 0^33 die Tempe- 

 ratur des Magnets in der Lloyd'schen Wage von Edelmann angab, resp. dass der dieser 

 Unsicherheit in der Temperatur-Bestimmung entsprechende Fehler von ungefähr ±0,0010 

 mm. mg. s. für die Vertikal-Intensität bei ihr eintrat. Da der mittlere Fehler der aus den 



l)Das Thermometer befindet sich uämlich bei diesem | beim Bifllarmagnetomcter in dem, deu Magnet umgeben- 

 Instrumcnt seitlich im Glasgehäuse und steckt nicht wie | deu kupfernen Dämpfer. 



