ü. Veegleich verschied. Vakiationsinstr. im 0b8. zu Pawlowsk. 39 



Mouate. 



7h 



l'' 



9" 



Maximale Abweichung. 

 7" 1" 9" 





Uorizontal-IiiLteiisität. 











4 



rt 4 



2 



± 3 



5 



±5 



15 



12 



13 





— 1 



± 2 



—1 



± 2 



0 



±3 



5 



7 



22 





—4 



± 6 



—3 



± 6 





±7 



20 



20 



30 





6 



±14 



5 



±11 



5 



±9 



74 



39 



18 





—3 



± 4 



—3 



± 4 



2 



±4 



8 



10 



11 







± 8 



1 



± 2 



3 



±3 



6 



5 



6 





2 



± 4 



0 



± 3 



3 



±5 



11 



13 



12 





6 



± 6 



4 



± 4 



7 



±7 



5 



7 



4 





0 



± 3 



—1 



± 3 



0 



±3 



6 



6 



6 





—1 



d: 2 



2 



± 3 



—1 









7 





2 



=t 3 



1 



± 2 



3 



±3 



8 



6 



7 





2 



± 3 



—4 



± 5 



2 



±4 



12 



13 



12 







± 4,5 





± 4,0 





±4,6 











Vertical-rntensität. 























38 



26 



140 





64 



± 68 



52 



± 61 



52 



± 65 



242 



228 



411 





2 



rt 24 





± 28 



13 



± 33 



79 



123 



87 





19 



± 63 



13 



± 51 



22 



± 48 



258 



147 



92 





8 



± 22 



7 



± 21 



17 



± 28 



61 



49 



62 





7 



± 16 



2 



± 11 



15 



± 18 



62 



39 



59 





— 11 



± 12 



— 28 



± 29 



— 7 



± 12 



34 



51 



48 





0 



± 17 



— 17 



± 25 



6 



± 21 



175 



130 



122 





2 



± 9 



— 14 



± 17 



0 



± 11 



23 



29 



50 





— 41 



± 70 



— 58 



± 68 



— 77 



± 93 



573 



409 



516 



Juli 



135 



±144 



116 



±130 



52 



± 94 



275 



282 



386 





—152 



±157 



—159 



±164 



—206 



±206 



224 



238 



179 







± 15 





± 21 





± 18 









Bei der Declination sind die Abweichungen der beiderlei Instrumente ungefähr dop- 

 pelt so gross als zwischen dem grossen Uuifilar-Magnetometer von Edelmann und dem Mag- 

 netographen-Unifilar — hier 0'43 gegen 0/19 dort — , was also, da die beiden letztern 

 Apparate nahe dieselbe Genauigkeit von ± 0,'13 besitzen, allein einem grössern Fehler 

 — ungefähr ± 0,'41 — beim kleinen Declinatorium zuzuschreiben ist. Nun ist die Ge- 

 nauigkeit der Ablesung beim lelztern nahe gleich wie beim grössern Instrument und da " 

 der Torsionseinfluss des Fadens beim letztern sogar grösser ist als beim kleinern, so kann 

 die grössere Unsicherheit beim kleinen Declinatorium wohl nur auf den oben (S. 9 und 10) 

 erwähnten und auch erklärten sehr bedeutenden zeitlichen Veränderungen des Normal- 

 standes beim letztern beruhen. Da nämlich bei diesem Apparat die Luft im Magnetge- 

 häuse nicht wie beim grössern Instrument beständig durch Schwefelsäure trocken erhalten 

 wurde, so folgte sie den bedeutenden Feuchtigkeitsveränderungen der Luft im Saal, was in 

 der erwähnten Weise auf den Normalstand influiren musste. 



In den Monaten October, Februar und Mai bis Juli sind zwar für die Horizontal- 



