и. Vekgleich vEEscniEi). Vaeiationsinste. im Obb. zu Pawlüwsk. 



41 



pfeilers bedingt wurden. Im letztern Zeitiutervall**miissten nämlicli sehr häufig Justirungen 

 am Instrument erfolgen, um das Anliegen des Magnets im Dämpfer zu beseitigen. 



Die 5 -minutlichen Termins-Beobachtungen enthalten nur einen Vergleich der Angaben 

 der beiden Instrumente für directe Beobachtung der Declination und Horizontal-Intensität 

 und bestätigen im Allgemeinen die vorstehenden Resultate. Wenn wir die Angaben der 

 grossen Instrumente als richtig voraussetzen, so können wir aus den Differenzen Folgendes 

 schliessen. Beim kleinen Declinatorium erfolgten aus den oben (S. 9 und 10, sowie S. 39) 

 angegebenen Gründen schon im Laufe des Termintages, wo das unausgesetzte Brennen von 

 7 Lampen während 24 Stunden jedenfalls bedeutende Feuchtigkeitsänderungen ausser der 

 Temperaturerhöhung bedingte, meistentheils Aenderungen des Normalstandes bis zu l'. 

 Für die Horizontal-Intensität dagegen ergeben sich im Laufe des Termintages nur in den 

 ersten Monaten allmähliche Normalstandsänderungen von 0,0010 mm. mg. s. beim Unifilar 

 mit Deflectoren; die plötzliche Veränderung dieses Normalstandes um 0,0014 am 15. No- 

 vember nach 6'' 40"' a. (Göttinger Zeit) vermag ich nicht zu erklären. Später erscheinen die 

 Normalstandsänderungen kleiner und unregelmässig über den Tag vertheilt. 



Abgesehen von solchen kleinen Unregelmässigkeiten stimmen die 5-minutlicheu Beob- 

 achtungen nach den beiderlei Instrumenten sehr gut überein und die nach den Angaben der 

 Lauiont'schen Instrumente für Declination und Horizontal-Intensität sowie nach der Lloyd'- 

 schenWagevouEdelmannfür die Vertical-Intensität gezeichneten Curven unsererTafeln decken 

 sich durchweg vollständig mit den durch den Magnetograph registrirten Curven, nur diejeni- 

 gen der beiden Lloyd'schen Wagen zeigen besonders an ruhigen Tagen meistentheils je wäh- 

 rend mehrerer Stunden Abweichungen, die bis 0,001 mm. mg. s. gehen und unstreitig auf 

 ungenügend bestimmte Temperaturänderungen bei der Lloyd'schen Wage für directe Beobach- 

 tung zurückzuführen sind. Man kann daher sagen, dass im Allgemeinen 5-minutliche Beob- 

 achtungen in unsern Breiten zur Darstellung des Ganges der magnetischen Elemente ausrei- 

 chend sind. Zur Zeit von Störungen machen sich indessen zwischen den Curven unserer Tafeln 

 und denen des Magnetographen in den Details einige Abweichungen bemerklich, welche wohl 

 zumTheil auf Beobachtungsfehlern und ungenügender Function der Instrumente der Lauiont'- 

 schen Serie basiren, zum grössern Theil indessen der ungenügenden Häufigkeit der Ablesun- 

 gen bei denselben beizumessen sind. Ein besonders frappantes Beispiel hiefür bietet der 

 Termin des 15. November 1885 dar, wo dieMagnetographen-Curven sowohl für die Decli- 

 nation als Horizontal-Intensität den ganzen Tag bis 6'' p. (18'') eine grosse Zahl kleiner 

 Zick-Zacke zeigen, welche in unsern Curven nicht compariren, da das Zeitintervall von 

 5 Minuten hiefür offenbar zu gross war. Leider fällt die Stunde der 20-secundlichen Beob- 

 achtungen an diesem Tage auf 7 — 8'' p., wo bereits die Oscillationen der Magnete in einen 

 mehr continuirlichen Gang derselben übergegangen waren; ein Vergleich der erwähnten 

 besonderen Form der Magnetographen-Curve mit diesen Beobachtungen in sehr kurzen 

 Zeitintervallen ist daher an diesem Tage nicht möglich und bietet sich auch bei keinem 

 andern Termin dar. 



Mémoires de TAcad. Imp. des sciences. Vllme Série. 



6 



