и. VeE GLEICH VERSCHEED. VAEIATIONSmSTR. IM ObS. ZU PaWLOWSK. 



43 



24 Meidinger'schen Elementen am Galvanometer Ausschläge bis zu 130 Scalentheilen er- 

 halten wurden. 



14. October 1882 zwischen l''20"' und 4''p. G. Z. das Gabel zur Westplatte noch- 

 mals untersucht und wieder die mangelhafte Isolation nachgewiesen. Bei diesen Unter- 

 suchungen verstellte sich der Spiegel zum Magnet; er wurde daher so justirt, dass etwa der 

 315. Sealentheil beim geöffneten Galvanometer im Fernrohr erschien. 



28. und 29. October die Isolation der Gabel durch eine Gommission untersucht. 



2. — 4, November die Gabel weiter untersucht und die schadhafte Stelle des Cabels 

 zur Westplatte in der Nähe des Observatoriums ausgeschnitten; ein neues Stück Gabel ein- 

 gesetzt, leitend verbunden und darauf isolirt. Die Untersuchung ergab jetzt eine gute Iso- 

 lation aller Gabel. Zum Beobaclitungstermin um l''p. G. Z. am 3. November war die 

 Südplatte mit dem Gabel nicht verbunden. 



6. November um 7\я. G. Z. wurden die Erdströme nicht beobachtet; das Fernrohr 

 war verstellt; um 9''a. G. Z. dasselbe wieder justirt. 



14. November nach 9''p. G. Z. den Magnet etwas gesenkt, da der bewegliche Spiegel 

 zu nah an dem fixen war. 



3, December um l'' 30"' p. G. Z. den Magnet aus demselben Grunde nochmals gesenkt; 

 es scheint bereits vorher Reibung stattgefunden zu haben. 



8. December nach der Beobachtung um l''p. G. Z. den Magnet am Halter festge- 

 kittet. Die Schiene mit den Multiplicatorrollen wieder senkrecht zum Magnet eingestellt. 



22. December um 2''p. G. Z. den Magnet etwas gesenkt, da der bewegliche Spiegel 

 zu nah an dem fixen war. 



9. Januar 1883 um 8^' SO^a., 25. Januar um 8'' 30"' und 31. Januar 8''p. G. Z. das 

 Ocular des Fernrohrs so justirt, dass die Scalen wieder deutlich zu sehen waren. Bei den 

 starken Teraperaturänderungen im Ijocal hat offenbar Verstellung der Apparate statt- 

 gefunden. 



3. Februar um l'' 20"' p. G. Z, die Gabel zur Nord- und Südplatte, sowie die Gabel 

 zur Ost- und Westplatte durch Bügel verbunden d. h. also die Leitungen resp. die Ströme 

 geschlossen. Nur während der Beobachtungszeiten die Verbindungen aufgehoben. 



8. Februar wurde zwischen 7''a. und l''p. G. Z. vergessen die Ströme zu schliessen. 

 Ebenso vom 8. Februar 9''p. bis zum 9. Februar 7''a. G. Z. die Ströme nicht geschlossen. 



13. Februar um 8'' 57"' p. G. Z. die Bügel, welche zur Verbindung der Gabel dienten, 

 ganz entfernt, so dass die Ströme in der Zeit zwischen den Beobachtungen wie früher nicht 

 geschlossen waren. 



2. Mai um 12'' 54"' p. G. Z. bemerkt, dass der E-W-Strom durch das Galvanometer 

 geschlossen geblieben war von 7'' a. an. 



31. Mai nach der Beobachtung um l' p. G. Z. das Fernrohr von Steinheil für die 

 Erdströme entfernt und durch ein Fernrohr von Edelmann ersetzt; die Scala dabei 

 wiederum so aufgestellt, dass 1 Sealentheil gleich l' ist, 



6* 



