C. F. GAUSS UND DIE ERFORSCHUNG DES ERDMAGNETISMUS. 71 



führt uns also zu dem Schluss, dass das System: Unißar, Bißlar und 

 Lloyd'sche Wage dem Lamonfschen System : Unißar mit Deflector- Magneten 

 und Unißlar mit Eisenstäben in Bezug auf Leistungsfähigkeit vorzuziehen 

 ist und dass insbesondere das letztere Instrument bedeutend hinter der 

 Lloydschen Wage zurücksteht.» 



Hierbei mag es mir gestattet sein zu bemerken, dass jeder Magnet 

 der drei Unifilare des zweiten hier genannten Systems etwa ein Zehntel 

 des Gewichtes des von Herrn Wild beim Unifilar und des beim Bifilar 

 angewendeten Magneten des ersten Systems beträgt, dass ferner der 

 Magnet dieses WiLo'schen Unifilars etwa ein sechzigstel des von Gauss 

 bei seinem definitiven Declinatorium benutzten Magneten, und dass der 

 Magnet des WiLü'schen Bifilar's etwa den drei hundert und sechzigsten 

 Theil von dem GAUSs'schen Bifilar-Magneten wiegt. 



Das erdmagnetische Observatorium zu Göttingen war in der Vor- 

 th eilhaften Lage , die von Gauss und Weber construirten magnetischen 

 Apparate zu besitzen , so dass die Declination und ihre Variation mit 

 Hülfe des Unifilar, die horizontale Intensität durch das GAUSs'sche 

 Magnetometer nach absolutem Maasse, und die Variation der horizon- 

 talen Intensität durch das GAUSs'sche Bifilar in Verbindung mit den 

 WsBER'schen Corrections-Magneten in der allen Ansprüchen genügenden 

 Schärfe gemessen werden konnten. 



Im Interesse der Wissenschaft bewilligte Seine Excellenz , der 

 Königliche Staatsminister und Minister der geistlichen, Unterrichts- und 

 Medicinal-Angelegenheiten Herr Dr. von Gosslee die Kosten zur Her- 

 stellung eines bis dahin noch fehlenden unterirdischen Beobachtungs- 

 Haumes, und zur Ausführung derjenigen neuen Apparate, welche mit 

 den schon vorhandenen ein vollständiges System zur Bestimmung sämmt- 

 licher Theile der an einem Orte wirkenden erdmagnetischen Kraft bilden. 



Durch die von Gauss und Weber construirten Magnetometer war alle 

 wünschenswerthe Genauigkeit für die auf den horizontalen Theil sich 

 beziehenden Messungen erreicht. Für den verticalen Theil hatten bis 

 dahin die Ansprüche auf Genauigkeit sich nicht unerheblich einschrän- 

 ken müssen. Die Verbindung des WEBER'schen Inductions - Inclinato- 



