IS 



R. Lenz, 



hat. Die Form der Flasche, welche Regnault vorgeschlagen und mit ausgezeichnetem Er- 

 folge benutzt hat, ist, vom theoretischen Gesichtspunkte aus betrachtet, ausgezeichnet, lei- 

 det aber an einigen praktischen Unbequemlichkeiten, die durch geringe Aenderung in der 

 Construction leicht beseitigt werden können. Die Uebelstände der Regnault'schen Flasche 

 bestehen vorzüglich in der Schwierigkeit des Ausfüllens, Entleerens und vor allem des 

 Trocknens derselben; alle diese Operationen können ohne Erwärmung des Apparates kaum 

 ausgeführt werden; diese Uebelstände sind so schlimm, dass es kaum rathsam erscheint, 

 diese Flasche zur Gewichtsbestimmung solcher Flüssigkeiten anzuwenden, welche sich beim 

 Erwärmen ändern können, wie z. B. des Spiritus und auch des Seewassers. Man könnte 

 zwar durch grössere Weite des Halses diesen Unbequemlichkeiten zum Theil abhelfen, aber 

 doch nur auf Kosten der Genauigkeit der mit diesem Instrument zu erzielenden Messun- 

 gen, oder es sei denn, dass man die Grösse der Flasche in dem Maasse wachsen lässt, in 

 welchem man die Halsweite vergrösser t; Flaschen von grossem Volumen anzuwenden, hat 

 aber wieder andere Missstände. 



Man kann aber auch die Uebelstände der Regnault'schen Flasche beseitigen, ohne 

 die Genauigkeit zu afficiren, wenn man der Flasche statt eines zwei Hälse giebt; alle Ope- 

 rationen, die man mit der Flasche vorzunehmen hat, gehen dann weit leichter vor sich, als 

 im entgegengesetzten Falle: durch Saugen an dem einen Halse, sei es mit dem Munde, sei 

 es mit einem Gummischlauche, wird die Flasche gefüllt, durch Einblasen entleert, durch ei- 

 nen Strom warmer Luft, den man durch die Flasche circuliren lässt, wird dieselbe in we- 

 nigen Minuten getrocknet. Freilich kann man sich bei der Construction einer solchen Flasche 

 nicht damit begnügen, an jedem Halse derselben nur eine Marke anzubringen wie sie die 

 Regnault'sche Flasche hat, sondern man muss mehrere Theilstriche ziehen oder calibrirte 

 Röhren statt der einfachen Hälse anwenden, wodurch aber der Apparat geeignet wird, grössere 

 Schärfe bei einfacherer Behandlung zu geben. Man sieht, dass in dieser Form der Apparat von 

 demjenigen, welchen Mendelejeff in der oben erwähnten Abhandlung vorgeschlagen und 

 sehr detaillirt beschrieben hat, sich nur dadurch unterscheidet, dass ihm das Thermome- 

 ter fehlt. Aber gerade durch diese Vereinfachung, welche bei Gewichtsbestimmungen von 

 Flüssigkeiten bei 0° die Genauigkeit der Resultate nicht im mindesten beeinträchtigt, wird 

 der Preis des Apparates sehr herabgedrückt und die Herstellung desselben so leicht, dass 

 jeder Glasbäser dieselbe ausführen kann, während die Herstellung einer solchen Flasche 

 mit eingelöthetem Thermometer einen äusserst geschickten Glasbläser erfordert. 



Aus diesen Gründen habe ich mich zu der Form der Regnault'schen Flasche mit 

 zwei Hälsen entschieden. Um mich nicht durch einen unglücklichen Zufall, der sich bei Be- 

 nutzung eines so zarten Instruments leicht ereignen konnte, in dem Gange der Untersu- 

 chungen aufhalten zu lassen, Hess ich zwei Flaschen machen, um nötigenfalls die eine durch 

 die andere ersetzen zu können, und da zwei Flaschen gemacht wurden, beauftragte ich den 

 Glasbläser dieselben dem Volumen und dem Gewichte nach möglichst gleich zu machen. 

 Dadurch konnte die Berechnung der Versuche wesentlich vereinfacht werden, da es nun, 



