Untersuchung einer unregelmässigen Vertheilung des Erdmagnetismus etc. 5 



vom Mittage des 6. Juli bis zum Mittage des 22. Juli die Declination sich um 2' 15" ver- 

 mindert hatte, so dass also mehr als die Hälfte der Differenz zAvischen den 2 von mir 

 beobachteten Declinationen einer wirklichen Aenderung derselben zuzuschreiben ist und 

 auf die Fehler der Beobachtung nur l'54" fallen. Ich habe übrigens die Genauigkeit 

 meiner Messungen der Declination in der Gegend von Jussar-ö nicht bis zu einer solchen 

 Grenze getrieben, da in Folge von Umständen, welche ich später berühre, in die Beob- 

 achtuugen sich grössere Fehler als der erwähnte einschleichen konnten. 



Das Inclinatorium, welches zur Bestimmung der Neigung der Magnetnadel diente, 

 hat einen Kreis von 130™" Durchmesser und ist bis 20 Minuten getheilt, die Ablesung 

 geschieht mittelst Lupen und nach Augenmaass lassen sich noch zwei Minuten abschätzen. 

 Zum Inclinatorium gehören zwei Nadeln, die noch vor meiner Abreise so gut berichtigt 

 waren, dass alle Ablesungen bei verschiedener Lage der Nadeln, vor- und nachdem die- 

 selben ummagnetisirt waren, innerhalb eines Grades fielen. Bei solchen Umständen konnte 

 die Inclination nach der Borda'schen Formel, als arithmetisches Mittel, berechnet werden. 

 Die Angaben der 2 Nadeln stimmten nicht völlig unter einander, doch war der Unter- 

 schied nicht gar gross und ich habe das Mittel aus beiden, als der Wahrheit am nächsten 

 kommend, angenommen. Folgende Zusammenstellung zeigt die Differenzen zwischen den 

 mit Hülfe beider Nadeln bestimmten Inclinationen: 



Nadel No.l 70' 59',? 75° ö^ß 

 Nadel No. 2 71 17,4 75 15,1 

 Mittel 71 8,6 75 10,4 

 Correction der Nadel No. 1 -ь- 8,'9 -+- 4'8 



Correction im Mittel -t- 6,'8 

 Eine grössere Zahl von Vergleichungen zwischen den Angaben beider Nadeln kann 

 ich nicht anführen, da bald nach dem Beginne meiner Arbeiten die Achse der Nadel No. 2 

 brach , so dass ich in Folge dessen mich genöthigt sah , alle Messungen nur mit der einen 

 Nadel No. 1 auszuführen; zu der auf diese Weise gefundenen Neigung gab ich dann eine 

 Correction von -ь ß',8 zu. Um das Inclinatorium in die Ebene des magnetischen Meri- 

 dians einzustellen, benutzte ich ein Verfahren, das zwar weniger genau ist, als das ge- 

 wöhnliche, dafür aber auch weniger Zeit in Anspruch nimmt. Zu diesem Zwecke schloss 

 ich in ein kleines durch Glas gedecktes Gehäuse eine Compassnadel ein, die, auf einer 

 Spitze sich drehend, hiebei mit ihren Enden einen unter ihr befestigten Kreisbogen von 

 20° durchlief, welcher in einzelne Grade getheilt w\ar. Dieses Gehäuse wurde auf den 

 oberen Rand des Inclinatoriums gesetzt, darauf wurde das letztere mit Hülfe des Com- 

 passés in den magnetischen Meridian gestellt und nach Beseitigung des Compassés die In- 

 clination gemessen. Um den Compass stets in gleicher Stellung zum Inclinatorium aufzu- 

 setzen, war der erstere mit 2 starken und federnden Klammern versehen, welchen 4 Ein- 

 schnitte im Gehäuse des Inclinatoriums entsprachen; in diese Einschnitte wurden die 



