Beobachtungen des Maes um die Zeit dee Opposition 1862. 



3 



Der Repi^old^sclie Meridiankreis. 



Eine vollständige Beschreibung des Instrumentes sowohl, als seiner Hülfsapparate 

 findet sich in dem Werke von A¥. Struve «Description de l'observatoire astronomique 

 central de Poulkova» pag. 150—167, Planches XXVIII— XXXI, auf welches ich daher für 

 das Detail verweise und hier nur desshalb einige der wesentlicheren Eigenthümlichkeiten 

 des Instrumentes erwähne, weil jenes Werk nicht genug verbreitet zu sein scheint. 



Das Instrument trägt auf jedem Ende seiner starken Axe aus Glockenmetall einen 

 Kreis von vier Fuss Durchmesser. Jeder dieser Kreise hat auf einem eingelegten Bande 

 von Silber eine Theilung von zwei zu zwei Minuten, welche durch vier Microscope ab- 

 gelesen wird, die an messingenen, viereckigen Rahmen befestigt sind, welche durch die 

 Granitpfeiler getragen werden. Für gewöhnlich ist nur ein Microscopenträger in Gebrauch 

 und zwar der am östlichen Pfeiler befindliche. Hieraus folgt, dass nach dem Umlegen des 

 Instrumentes ein anderer Kreis abgelesen wird, als vorher. Auch bei den Marsbeobachtun- 

 gen ist dieses der Fall gewesen und es beruhen die Beobachtungen der Periode II und IV 

 auf Kreis diejenigen der Periode I und III auf Kreis B. Die Kreise sind ganz frei und 

 werden nie während der Beobachtungen berührt. Die Microscope, vier an der Zahl, ver- 

 grössern etwa 30 mal; der Theilstrich des Kreises wird zwischen zwei beiläufig 14" von 

 einander entfernte Fäden gestellt. Die Ablesung der trefflichen Theilungen ist eine sehr 

 scharfe; der wahrscheinUche Ablesungsfehler beträgt kaum 0"l. Ueber die Micrometer 

 der Microscope werde ich später ausführlicher zu sprechen haben. 



Das Fernrohr des Instrumentes hat eine Focallänge von 7 Fuss, die Oeffnung beträgt 

 5,8 Zoll; das Objectiv ist von ganz vorzüglicher Güte. 



Um die Biegung zu eliminireu, hat das Fernrohr die Einrichtung, dass Objectiv und 

 Ocular vertauscht werden können, eine Operation die in wenigen Minuten zu bewerkstelli- 

 gen ist, abgesehen natürlich von der neu vorzunehmenden Berichtigung des Collimations- 

 fehlers, der Horizontalität der Declinationsfäden u. s. w^ Während der Marsbeobachtungen 

 sind Objectiv und Ocular einmal (am 6. Oct.) vertauscht, so dass in Periode I und II bei 

 Lage I des Objectives, in Periode III und IV bei Lage II desselben beobachtet ist. 



Der Zenitlipunkt des Kreises wird durch die Beobachtung von CoUimatoren gefunden 

 deren einer im Süden, der andere im Norden auf isolirtem Granitpfeiler aufgestellt ist. 

 Die Abweichung der Axe derselben von der Horizontalität wird jedesmal durch zwei voll- 

 ständige Nivellirungen ermittelt; die Abweichungen ihrer Absehenslinie von der geometri- 

 schen Axe wird durch Wiederholung der Beobachtung nach einer Drehung des Collimators 

 um 180° eliminirt. Nimmt man an, dass die Biegung im Nordhorizonte gleich und von 

 entgegengesetztem Zeichen, wie die im Südhorizonte ist, so ist das Mittel der beiden 

 auf diese Weise gefundenen Horizontpunkte der wahre Zenithpunkt des Kreises. Hierbei 

 wird angenommen, dass man über die Gestalt der Zapfen der CoUimatoren die genügende 

 Sicherheit hat. Die Abweichung der Differenz der beiden Horizontpunkte von 180^ giebt 



