Beobachtungen des Maes um die Zeit dee Opposition 1862. 



7 



Es wird nicht überflüssig sein, zur Erläuterung der vielfachen Sprünge im Uhrstande 

 und der starken, mit der Zeit fortschreitenden Aenderung des täglichen Ganges der Uhr, 

 einige Bemerkungen hinzuzufügen. 



Seit dem Ende des Jahres 1861 sind die Pendeluhren in den Meridiansälen der 

 Sternwarte durch Krille'sche Zifferblätter ersetzt, deren Zeiger durch den electrischen 

 Strom einer Batterie, die durch die Normaluhr der Sternwarte je eine Secunde geschlossen 

 und geöffnet wird, in Bewegung gesetzt werden. Sie haben auf diese Weise denselben Gang, 

 wie die Normaluhr. Diese selbst befindet sich im Centralkeller der Sternwarte, in welchem 

 während ganzer Monate die Schwankungen der Temperatur kaum merkbar sind. Dank sei 

 es der doppelten, sehr massiven Umwallung. Der Apparat, durch welchen die Unterbre- 

 chung bewirkt wird, ist der von Krille erfundene und von Peters in den Astr. Nachr. 

 Bd. 49 Seite 7 ff. ausführlich beschriebene und durch eine Abbildung erläuterte. Die Dräthe 

 der Batterie treten in zwei mit Quecksilber gefüllte Gefässe, welche seitlich kleine, durch- 

 bohrte Ansätze haben, die so gestellt sind, dass die metallische Leitung durch die Berüh- 

 rung des aus ihnen hervortretende Quecksilbers hergestellt wird. Das Ausflicssen verhin- 

 dert die geringe Entfernung der Oeffnungen von einander und der von beiden Seiten gleiche 

 Druck. Ein auf der Ankerwelle der Uhr befestigter Arm trägt eine Glimmerplatte, die so 

 gestellt werden kann, dass sie den dünnen Quecksilberfaden eine Secunde lang zerschnei- 

 det, also den Strom unterbricht; die zweite Secunde ist der Strom geschlossen. Es ereignet 

 sich leicht, dass die eine der beiden Quecksilbersäulen durch das zuweilen stattfindende 

 Auslaufen eines Quecksilbertröpfchens niedriger wird, als die andere. Der dadurch herbei- 

 geführte ungleiche Druck auf das den Quecksilberfaden durchschneidende Glimmerblatt 

 veranlasst, dass die Glimmerplatte sich an den seitlichen Ansätzen der Quecksilbergefässe 

 reibt, falls die Axe der Ankerwelle dem Drucke nachgeben und sich seitlich verschieben 

 kann. Dieser Umstand trat bei der Normaluhr ein, wodurch Störungen des Ganges veran- 

 lasst wurden. Die Beobachtungen des Mars fallen in die Zeit, wo jenem Uebelstande durch 

 Herrn Pihl in Petersburg abgeholfen wurde; inzwischen wurden die galvanischen Ziffer- 

 blätter durch eine andere, an sich sehr gute Uhr in Bewegung gesetzt, die mit einem ein- 

 fachen Federcontacte zum SchUessen und Oefinen der Kette versehen war. Wie an andern 

 Orten, hat diese Art der Schliessung aber auch hier einen sehr nachtheiligen Einfluss auf 

 den Gang der Uhr gehabt. Nach dem 12. October ist die Normaluhr wieder mit den 

 Zifferblättern in Verbindung gebracht. 



Es kommt öfter vor, dass die Zifferblätter plötzlich mehrere Secunden springen oder 

 auch Secunden auslassen. Nach der Construction derselben kann aber auf diese Weise nur 

 der Stand derselben sich um zwei Secunden oder Vielfache von zwei Secunden ändern, 

 eine Grösse, die sofort aus den Beobachtungen zu erkennen ist. Dadurch sind die mehr- 

 fach vorkommenden plötzlichen Aenderungen der Uhrcorrection entstanden. Es ist dies 

 allerdings eine Unbequemlichkeit, die aber sehr gering anzuschlagen ist gegen den wichtigen 

 Umstand, dass eine Hauptquelle systematischer Fehler, der Einfluss der Temperaturände- 



