10 



A. WiNNECKE, 



Für die Einstellung eines Sternes unter einen Faden sind bislang noch keine persön- 

 lichen Fehler nachgewiesen; sie sind auch schwer denkbar, wenn man es sich zur Regel 

 macht, den Stern abwechselnd von verschiedenen Seiten unter den Faden zu stellen, da es 

 allerdings möglich ist, dass je nach dem Sinne der letzten Bewegung die Einstellung um 

 eine äusserst geringe Quantität verschieden ausfallen kann. 



Die Horizontalfäden, in deren Mitte die Sterne bei den laufenden Catalogbeobach- 

 tungen am Repsold'schen Kreise eingestellt werden, sind nicht ganz l" von einander ent- 

 fernt. In meinen Vorschlägen hatte ich die Absicht ausgesprochen, sie durch ein Paar 

 etwa 16" von einander entfernter Fäden zu ersetzen. Das ist nicht geschehen und zwar aus 

 dem Grunde, um in die anderweitigen Beobachtungen am Meridiankreise, welche der Mars- 

 opposition halber zu unterbrechen nicht in meiner Absicht lag, keine üngleichförmigkeit zu 

 bringen. Herr Brauer hat statt dessen in einer Entfernung von einer Minute von diesen 

 Fäden ein zweites Fädeupaar aufgezogen, welches den gewünschten Abstand hat und für 

 die Marsbeobachtungen angewandt ist. 



Schon oben wurde angeführt, dass zur Bestimmung des Zenithpunktes am Kreise 

 Collimatoren beobachtet werden, deren Abweichung von der horizontalen Lage jedesmal 

 durch das Niveau ermittelt wird. Dieselben Collimatoren leisten vortreffliche Dienste, die 

 Abweichung der im Brennpuncte des Meridiankreises ausgespannten und nahezu horizontal 

 gemachten Fäden von der Horizontalität zu bestimmen. Die Lager der Collimatoren lassen 

 sich nämlich horizontal derart verschieben, dass man ihr Fadenkreuz an einem beliebigen 

 Punkte der Horizontalfäden des grossen Fernrohrs erblickt. 



Bei den laufenden Meridianbeobachtungen, wo erfordert wird die Neigung der Mittel- 

 linie zwischen den engen Horizoutalfäden с und d zu erkennen (ich werde diese Mittellinie 

 in diesem Aufsatze künftig durch [cd) bezeichnen), wird ein einzelner Faden des Collimators 

 in der Nähe sowohl des Verticalfadens I als ХПІ mit (cd) zur Coincidenz gebracht und jedes- 

 mal der Kreis abgelesen, so wie der Collimator nivellirt. Bei den Marsbeobachtungen, wo es 

 zugleich für die Bestimmung der absoluten Declination der Vergleichsterne von Wichtigkeit 

 war, den Abstand der für diese Beobachtungen eingezogenen Fäden e und f von {cd) kennen 

 zu lernen, wurde in die Mitte eines Paars nahezu 20" entfernter Fäden eingestellt, und zwar 

 derart, dass durch e und /" das Fadenintervall halbirt wurde, dass aber für (cd) die Gleichheit 

 der von 0 und d mit den nächsten Fäden des Collimatorpaares gebildeten Räume beur- 

 theilt wurde. Die grosse Entfernung der Fäden im Collimator hat diese Operation weniger 

 genau gemacht, als sie sein kann. Immerhin ist der gefundene wahrsch. Fehler ± 0"l2 

 für den an einem Tage gemessenen Abstand zweier Fäden hinreichend klein, um eine ge- 

 nügende Bestimmung dafür zu geben. 



Ich muss jetzt detaillirter anführen, auf welche Weise die nachstehenden Zahlen er- 

 halten sind. 



Zuerst wurde der Collimator (es ist immer der auf dem Nordpfeiler befindliche be- 

 nutzt) so verschoben, dass sein Fadenkreuz in der Nähe von Faden I des Meridiankreises 



