12 



A. WlNNECKE, 



(cd) — e Fd. I (cd) — e Fd. XIII e - ^ Fd. I e-fFd. XIII 



Sept. 



2 



60^'81 



60,71 



16,16 



16,29 





22 



60,39 



60,50 



16,39 



16,43 



Oct. 



6 



60,56 



60,74 



16,48 



16,57 





14 



60,77 



61,08 



16,57 



16,43 



Nov. 



4 



60,44 



60,47 



16,13 



16,31 







60,59 



60,70 



16,35 



16,41 



Der w. F. einer Bestimmung des Abstandes ist rt 0','12; die Abstände der Fäden von 

 einander bei I und XIII sind daher nicht mehr verschieden, als sich aus dem wahrschein- 

 lichen Fehler der Bestimmung erklären lässt. Man kann daher (cd), f und e als einander 

 parallel ansehen, mit einem gegenseitigen Abstände von 60'65 und 16'38. 



Die Bestimmungen des Zenithpunktes, welche später benutzt werden, gelten für (cd); 

 um also auf Faden e und /"beobachtete Sterne darauf zu beziehen, hätte man den Able- 

 sungen dz 60^'б5, resp. ± 77','03 hinzuzulegen; die Discussion der Beobachtungen der 

 Sterne wird aber noch eine kleine Aenderung dieser Zahlen erforderlich machen. Das 

 obere Zeichen gilt für 1^' ^ jj, das untere für |н -^" an die Marsbeobachtungen muss das 

 Mittel ± 68!,'84 angebracht werden. 



Die Neigung der Fäden e und f gegen eine, senkrecht zum Meridiane dem Horizonte 

 parallele Linie, ergiebt sich aus der Tabelle auf der vorhergehenden Seite: 



Щ 



Sept. 



2 



0,'8 



H. 0. I 





22 



-t- 0,5 



H. 0. I 



Oct. 



6 



- 0,1 



H. W. I 



Oct. 



14 



-2;i 



H. 0. II 



Nov. 



4 



- 1,2 



H. W. II 



Um die Einstellungen der Sterne, welche nicht am Mittelfaden gemacht sind, auf 

 diesen zu reduciren, sind hiernach folgende Werthe angenommen: 



Von Aug. 20 — Sept. 22 Réduction = — 0^'00289 т 

 Von Sept. 22 — Oct. 6 » — 0,00086 т 



Von Oct. 7 — Nov. 4 » - -t- 0,00725 т 



T bezeichnet hier die nach dem Durchgange durch den Mittelfaden verflossene, in Secunden 

 ausgedrückte, und mit dem Cosinus der Declination multiplicirte Zeit. 



Scliraiibenwertli der llicroi^eoiie. Periodische Feliler 



ilirer Ulicrometer. 



Der Rahmen, welcher die Microscope trägt, ist an dem östlichen Pfeiler befestigt; 

 das feste Stück, gegen welches sich die den Kreis tragende Axe stützt, befindet sich da- 

 gegen an dem westlichen Pfeiler. Durch den Einfluss von Temperaturänderungen auf die 

 3i Fuss lange Axe aus Glockenmetall wird also der abzulesende Kreis aus der Ebene der 

 Microscope gebracht, in welche er dann durch Verschiebung jener festen "Wiederlage ohne 



