Beobachtungen des Maes um die Zeit dee Opposition 1862. 



15 



Ich komme jetzt zu der Besprechung der in den Vorschlägen erwähnten neuen Un- 

 tersuchung der Microscopmicrometer. Die dort gegebenen Formeln für die Correction der 

 Angaben и eines Microscopmicrometers sind hervorgegangen aus einer Reihe Messungen, 

 welche von mir im Mai 1860 ausgeführt wurden. Die Resultate waren: 



Micr. I Ausgegl. Angabe =M-bO^'311sin(M-+-198°22')-bO^'075 sin2(MH- Ui^éO') 



» II » » =ii4-0^'l87sin(M-+- 35^ 39')H-0^'083 sin2 (гін- 16° 22') 



» III » » — M-HÜ/246sin(M4-321°47')H-0^'071sin2(MH-163°50'} 



» IV » =w4-Ü^'l28sin(M-b 35°48')H-0^'ü35sin2(«< H- 56° 23') 



Als ich im Juni 1862 behufs der Marsbeobachtungen zu einer wiederholten Bestim- 

 mung der Correctioneu für die Microscopmicrometer des Meridiankreises schreiten wollte, 

 und dieselben deshalb von Herrn Brauer gründlich reinigen Hess, fand sich, dass die Stahl- 

 schrauben auf ihrer Wiederlage (nach der Repsold'schen Construction die Endfläche einer 

 Messingschraube) durch den Jahre langen Gebrauch beträchtliche Rillen und Gruben aus- 

 gearbeitet hatten. Auch schien Herrn Brauer die Form der Endfläche der Schraube nicht 

 ganz zweckmässig zu sein und es zeigte sich, dass diese kleine Planfläche nicht senkrecht 

 zur Axe des Schraubencylinders war. Herr Brauer war der Meinung, dass ein bedeuten- 

 der Theil der früher von mir ermittelten Unregelmässigkeiten der Micrometer diesen Um- 

 ständen zur Last falle. War diese Ansicht die richtige, so musste durch Wegschaffen der 

 gefundenen Fehler, das Micrometer ein wesentlich besseres werden. Dies hat sich aber 

 nicht bestätigt. Eine neue Untersuchung der Schrauben, nachdem die zur Wiederlage die- 

 nenden Messingschräubchen mit Stahlschräubchen vertauscht waren , deren glasharte, 

 hochpolirte Fläche genau senkrecht zur Axe des Schraubencylinders gemacht wurde, nach- 

 dem ferner die Endflächen der Micrometerschrauben neu abgedreht waren, so dass sie 

 sich jetzt in einer sphärischen Oberfläche endigen, deren Centrum in der Axe des Stahl- 

 cyliuders liegt — hat folgende Correctionsformeln für die Micrometer ergeben: 



Ausgeglichene Angabe = и o",'S03 sin (u -+- 222° 37') -+- О^'ОЗЗ sin (2м н- ] 90° 7') Micr. I 



» » —и -H 0,265 sin (if -H 68°40')-i-0^'053sin(2w-bl69°52') « II 



» » = M-i-0,183sin(?^-+-225°26')-b0^'087sin(2îi-b 96° 38') » III 



» « =M4-0,144sin(M-H275°40')-+-0^'038sin(2M4- 58° 18') » IV 



Wie man sieht sind, trotz der bedeutenden Aenderungen an den Micrometern, die 

 Grössen der Correctioneu fast dieselben geblieben. Dies ist ein sehr wichtiges Ergeb- 

 niss. Sind solche beträchtliche Aenderungen ohne merklichen Einfluss auf die Fehler der 

 Schrauben, so kann man annehmen, dass die durch den Gebrauch entstehende Abnutzung 

 an der Wiederlage etc., ganz ohne Einfluss sein werde. Man kann also die Correction 

 mechanisch an den Trommeln anbringen, indem man eine neue Theilung aufträgt, deren 

 Lage zur alten Theilung durch die vorstehenden Formeln bestimmt wird. Dieses ist von 

 Brauer für die Micrometer des Pulkowaer Meridiankreises ausgeführt. Das hierzu ange- 

 wandte Verfahren erlaubte eine Genauigkeit im Anbringen der Correctionen zu erreichen, 

 welche die Sicherheit, mit der die oben angegebenen Zahlen ermittelt sind, weit übertriüt. 



