16 



A. WiNNECKE, 



0—15 14,97 



5—20 14,98 



10—25 15,04 



15—30 15,08 



20—35 15,02 



25—40 15,07 



Um das Gelingen dieser etwas complicirten Operation zu zeigen, füge ich Messungen 

 eines Intervalls von nahe 15" bei, welche Capitän Oom auf meine Bitte an einem so cor- 

 rigirten Microscope ausgeführt hat. 



¥ 



Messimg eines Intervalls von 15' . 



Theilstrich. Gemess. Int. Theilstrich. Gemess. Int. 



30—45 15^'00 

 35—50 14,91 

 40 — 55 14,89 

 45—60 14,96 

 50— 5 15,06 • 



55—10 15,06 



Der wahrscheinliche Fehler eines gemessenen Intervalls folgt hieraus zu ± 0','046 und 

 da jedes 8 mal gemessen ist, der wahrscheinliche Fehler der Pointirung auf einen Strich 

 = 0"09; hierin ist die durch die übrigbleibenden periodischen Fehler des Micrometers 

 veranlasste Unsicherheit mit inbegriffen. Der so gefundene wahrscheinliche Fehler ist aber 

 nicht grösser als der wahrsch. Ablesefehler, den man erhält, wenn man successive densel- 

 ben Strich mehrfach einstellt. Die zurückgebliebenen periodischen b'ehler der Schraube 

 sind also ganz verschwindend. 



Die Correction der Micrometer des Meridiankreises wurde vor dem Beginne der 

 Beobachtungen des Mars ausgeführt. Die Ablesungen der Microscope bedürfen also weiter 

 keiner Verbesserung. 



Ueoliaclitiiiigen de» Шаг» und der Tergleicliisterne. 



Die nachstehende Zusammenstellung aller in Bezug auf die Marsparallaxe angestellten 

 Beobachtungen, giebt in der ersten Columme den Namen des beobachteten Objectes. Die 

 zweite giebt den Faden, auf welchem der Stern beobachtet ist; bei Mars bezeichnet die 

 Reihenfolge der Buchstaben e und f die Richtung der Bewegung bei der Einstellung des 

 Planeten und der Sterne. Findet sich in der zweiten Columne (e/"), so ist die Schraube der 

 Hemmung in der Weise gedreht, dass die Objecte sich von der Mittellinie des Feldes ent- 

 fernten, während bei (fe) das Entgegengesetzte geschah. Das Fädeupaar (ef) erscheint bei 

 den Lagen des Instrumentes H. 0. 1 und H. W. II und nach Süden gerichtetem Fernrohre 

 von der Mitte aus nach oben im Felde. Bei den Lagen H. 0. II und H. W. I findet das 

 Umgekehrte Statt. Die dritte Columne enthält die Uhrzeit der Einstellung; die vierte und 

 fünfte die Ablesungen des Kreises, so wie sie unmittelbar, im Mittel aus den Tagebüchern 

 folgen. Oefter ist der die Grade und Minuten angebende Index nicht abgelesen; die feh- 

 lenden Grade und Minuten sind der Vollständigkeit halber hier immer ergänzt. Ferner 

 wurden folgende unzweifelhafte Correctionen angebracht: 



Sept. 4 [JL Pisc. Die Ablesung des zweiten Microm. ist um 10" verkleinert. 



Oct. 4 39 Pisc. Die Ablesung des ersten Microm. ist um lO" verkleinert. 



Oct. 11 44 Pisc. Die Ablesung des ersten Microm. ist um 30" vergrössert. 



