Die grosse Nähe, in welcher der Planet von der Erde in dieser Opposition sich be- 

 fand, hat Gelegenheit gegeben, die Zuverlässigkeit des bis jetzt angenommenen mittleren 

 Werthes der Sonnenparallaxe von Neuem zu prüfen. Zu diesem Zwecke wurden in ver- 

 schiedenen Orten in Europa, in Amerika und in der königlich-brittischen Sternwarte auf 

 dem Cap der Guten Hoffnung die Declinationsunterschiede des Planeten und der von Hrn. 

 Dr. Winnecke zweckmässig auserwählten Sterne sorgfältig gemessen. Ich habe mich auch 

 bestrebt, so genau, wie es mir möglich war, die Beobachtungen zu machen und, einen Bei- 

 trag zu der interessanten Arbeit zu liefern. 



Ausser den Declinationen habe ich auch die geraden Aufsteigungen der Planeten be- 

 stimmt, was ich glaube, ohne merklichen Schaden für den wichtigeren Theil der Arbeit aus- 

 geführt zu haben. Das angewandte Instrument ist der Ertel'sche Meridiankreis, 3 Fuss 

 im Durchmesser, mit 4 Vernieren versehen, von welchen ein jeder durch Abschätzung die 

 Ablesung bis auf eine Secunde gestattet. Dieses Instrument ist demjenigen Kreise ähnlich, 

 welches die Dorpatsche Sternwarte besitzt, oder auch denen, welche ehemals Bessel in 

 Königsberg und Hr. Prof, Argelander in Abo bei ihren berühmten Beobachtungen be- 

 nutzt haben, mit dem Unterschiede aber, dass bei dem St. Petersburgischen Kreise die 

 Hebelstangen am Fernrohre fehlen und statt dessen, zur Verminderung der Biegung, das Rohr 

 aus starken conischen Hälften besteht. Das auf dem Limbuskreise befestigte Niveau sitzt 

 in einem kupfernen Kasten mit dem gläsernen Deckel, um bei der Ablesung den Einfluss 

 der Wärme der ihn beleuchteten Lampe zu beseitigen. Dieses Niveau ist gut und empfind- 

 lich; der Winkelwerth eines seiner Theile ist 1,8" im Bogen. Die Vergrösserung des Fern- 

 rohres war ungefähr 120; das Fadennetz besteht aus 7 verticalen und 2 horizontalen 

 Fäden. 



Die Refractionen sind nach Gaussischen Tafeln berechnet, welche in der Sammlung 

 von Hülfstafeln von Schumacher im Jahre 1822 herausgegeben sind. Diese Tafeln bil- 

 den eine zum Gebrauch bequeme Umformung der älteren Bessel' sehen Refractionstafeln 

 von 0° bis 79° Zenithdistanz und in Bezug auf die numerische Grösse halten sie eine ge- 



Mémoires de l'Acad. Imp. des scieoces, Vllme Série. 1 



