4 



H. Wild, 



Endlich ergibt sich aus dem Plan, dass die Verbindungslinie der Nord- und Süd-Platte 

 sehr nahe senkrecht auf derjenigen der Ost- und West-Platte steht, dagegen die erstere 

 nicht genau mit dem astronomischen Meridian AB zusammenfällt, sondern im Nord um 

 einen Winkel von 4° nach Ost davon abweicht und folglich mit dem zeitigen mittlem 

 magnetischen Meridian einen Winkel von 4^ 45' einschliesst. Ferner sind die Winkel der 

 Seiten des von den Erdplatten gebildeten Vierecks NESW mit den Diagonalen desselben: 



A WN8 = 49^ 30' Z SNE = 35° 30' 

 Z WSN = 52° 30' Z NSE = 38° O' 



und die Winkel NWE, etc. sind die respectiven Complemente zu diesen, da die Diagona- 

 len aufeinander senkrecht stehen. 



Nach einer gleich zu Anfang vorgenommenen Reparatur des zur Westplatte führenden 

 Kabels erwies sich dann bei der letzten Untersuchung die Isolation aller als sehr befrie- 

 digend. 



Zur Beobachtung der Erdströme in diesen Kabeln diente anfänglich nur ein Galva- 

 nometer, welches abwechselnd mit den Enden der zur Nord- und Süd-Platte und zur Ost- 

 und West-Platte führenden Leitungen durch eine Wippe verbunden wurde. Das Galvano- 

 meter besteht aus einem Lamont'schen Variations-Declinatorium in der Form, wie 

 es kürzHch von Herrn Edelmann beschrieben worden ist^) d. h. mit einem kleinen huf- 

 eisenförmigen Magnet, der mit seinem Planspiegel bloss 5^ wiegt und in die Durchbohrung 

 eines starken umgebenden Kupferdärapfers eingelassen ist, so dass er beinahe nur aperio- 

 dische Bewegungen ausführt. An der auf den Apparat aufzusetzenden Ablenkungsschiene 

 für Empfindlichkeitsbestimmungen sind beiderseits vom Magnet die Halter zweier Sole- 

 noide aufgeschoben, deren Axen in gleicher Höhe mit den Polen des Magnets liegen und 

 welche zur Veränderung der Empfindlichkeit des Galvanometers dem Magnet mehr oder 

 weniger angenähert werden können. Jedes Solenoid enthält 1012 Windungen eines 0T7 

 dicken, mit Seide besponnenen Kupferdrahts, der in 22 Lagen auf einem 10™" dicken Holz- 

 kern aufgewunden ist. Der Widerstand beider Spulen ist nahe gleich und beträgt für 

 beide zusammen 10,42 Siemens'sche Einheiten. 



Das Fernrohr mit von hinten beleuchteter Glasscale zur Ablesung der Magnet-Aus- 

 schläge des Galvanometers ist in solcher Entfernung aufgestellt, dass einem Sealentheil 

 (Millimeter) der Glasscale ein Bogenwerth von l' entspricht. 



So lange als die Stärke der Erdströme nur bei ganz kurz dauerndem Schluss des 

 Stromkreises unmittelbar vor der Beobachtung gemessen wurden, hatte es keine Inconve- 

 nienz, den Ost- West- und Nord-Süd-Strom rasch nacheinander mit demselben Galvano- 

 meter zu beobachten. Als ich indessen im Sommer 1883 bei näherer Untersuchung fand, 



1) M. Th. Edelmann, Die ei'dmagnetischen Apparate der Polar-Expeditionen im Jahre 1883. Braunschweig, 

 F. Vie weg und Sohn 1882. 



