24 



H. Wild, Die Beob. der electei. Steöjme u. s. w. 



Leider ist dies Alles, was über die Empfindlichkeit des Galvanometers gesagt ist. Seit 

 dem Februar 1880 bestand die verbesserte Erdleitung aus drei versilberten Kupferblechen 

 von 0,04 m" Oberfläche, welche an den Ecken eines nahe gleichseitigen Dreiecks von 5"'4 

 Seite in Gruben von 1"* Tiefe vertikal eingegraben waren. Von diesen Blechen führten 

 nackte, ebenfalls versilberte Kupferdrähte bis über die Erdoberfläche empor, 

 wo sie erst mit der isolirten Leitung zum Galvanometer verbunden waren. 

 Den Dimensionen dieser Erdplatten zufolge werden wir den Widerstand der Erde zwischen 

 irgend zwei derselben mindestens 5 Male grösser als bei den unsrigen anzunehmen haben 

 d. h. er wird kaum kleiner als 35 Ohm gewesen sein. Nun beträgt die electromotorische 

 Kraft des erwähnten Elements mindestens 0,5 Volt; nehmen wir also an, der innere Wider- 

 stand derselben sei nicht grösser als 35 Ohm gewesen, so hätte der Erdstrom an diesem 

 Galvanometer in magnetisch-ruhiger Zeit bloss 0°00036 und bei Störungen selten mehr 

 als 0°018 Ablenkung geben können, während nur 0°l Ablenkung geschätzt wurden. Neh- 

 men wir dagegen für den innern Widerstand des Elements eine obere Grenze von 3500 

 Ohm an, so wären jene Ablenkungen durch den Erdstrom 0?036 resp. 1°8 geworden. Die 

 letztere Annahme dürfte der Wahrheit näher kommen als die erstere; da nämlich die mitt- 

 lere Stärke der von Herrn Galli an obigem Galvanometer vom August 1882 bis August 

 1883 beobachteten Ströme zwischen 43 und 69° Ablenkung variirte, so müsste im erstem 

 Fall eine störende electromotorische Kraft von über 1 Volt in seinem Apparat sich geltend 

 gemacht haben, was einen groben Fehler involvirte, im letztern Fall dagegen war eine 

 solche von bloss 0,01 Volt vorhanden, welche bei der oben durch gesperrte Schrift hervor- 

 gehobenen Einrichtung der Erd-Electroden leicht als Electroden-Differenz erklärt werden 

 kann. Auch TemperaturdifFerenzen der Electroden von 10° würden schon electromotorische 

 Kräfte von 0,01 Volt bedingen können. Solche thermoelectrische Wirkungen konnten also 

 leicht die kleinern Variationen der Ströme bei Herrn Galli's Beobachtungen bewirkt haben. 

 Was endlich die auffallende Uebereinstimmung im jährlichen Gang der Temperatur und der 

 Stärke seiner Ströme betrifft, so dürfte dieselbe lediglich dem Umstände zuzuschreiben sein, 

 dass die Leitungsfähigkeit der obern Bodenschichten, auf welche es bei so kleinem Electro- 

 den-Abstand besonders ankommt, im Winter wegen der niedern Temperatur bedeutend 

 geringer ist als im Sommer, wodurch sich zugleich die Verschiebung der Max. und Min. 

 der Stromstärke gegenüber denen der Temperatur erklärt. Leider gestattet die Combina- 

 tion von bloss 3 Erdplatten, wie ich oben gezeigt habe, nicht den Plattenstrom und den 

 Erdstrom zu trennen, so dass aus den Beobachtungen des Herrn Galli ein positiver Nach- 

 weis der Nullität des Erdstroms nicht zu leisten ist. Dass derselbe aber in der That, wie 

 wir aus dem Vergleich mit unsern Erfahrungen schlössen, bei seinem Apparat für gewöhn- 

 lich Null war und bei Störungen 2 — 3° Ablenkung entsprach, geht daraus hervor, dass 

 zur Zeit grosser magnetischer Störungen wie am 2. October und am 17. — 20. November 

 1882 Herr Galli in der That bloss Veränderungen der Stromstärke um 2 — 3° an seinem 

 Erdplattenstrom von 60° constanter Ablenkung wahrnahm. In Folge dessen müssen selbst- 

 verständlich auch die Schlüsse, welche Herr Galli aus seinen Beobachtungen über den 

 Zusammenhang zwischen Erdströmen und Cyclonen zog, vor der Hand als hinfällig bezeich- 

 net werden. 



