4 



De. в. Hasselbeeg, 



gesehen werden konnten. Der Contrast mit dem Hauptapparat in dieser Beziehung ist enorm; 

 beim letzteren beginnt die Schwächung durch Absorption schon bei F bemerkbar zu werden 

 und macht jede Beobachtung jenseits G unmöglich. 



Ein Umstand, über den vielfach geklagt worden ist, und welcher manche Beobachter 

 auf die Anwendung der Schwefelkohlenstoffprismen überhaupt Verzicht zu leisten bewogen 

 hat, ist die angebliche Schwierigkeit ein Verkittungsmittel zu finden, welches einen abso- 

 luten Verschluss der Prismen gewährt. Von dieser Schwierigkeit habe ich nichts verspürt, 

 indem ich nach der Vorschrift des Herrn Prazmowski die Seitenprismen einfach mit dicker 

 Lösung von Gummi arabicum in Wasser an den mittleren Block ankittete. Bei sorgfältigem 

 Operiren lässt sich damit ein vollkommen befriedigender Verschluss erzielen, der in der 

 That bei meinen Prismen so gut ausgefallen ist, dass nach mehr als halbjährigem Gebrauch 

 keine Vergrösserung der im Hohlräume nach dem Füllen übriggebliebenen kleinen Luft- 

 blase zu bemerken ist. Nothwendig ist dabei nur ein gleichmässiges Auftragen der Gummi- 

 lösung, so dass in der Schicht nach Aufsetzen der Seitenprismen keine Luftkanäle zurück- 

 bleiben. Ebensowenig ist irgend eine Trübung der inneren Flächen durch etwa aus dem 

 Schwefelkohlenstoffe ausgeschiedene Stoffe bemerkbar. Dieser Uebelstand, der anderen 

 Beobachtern begegnet sein soll, wird wahrscheinlich entweder in der Anwendung eines nicht 

 vollkommen reinen Schwefelkohlenstoffs, oder eines Kittes, auf den die Flüssigkeit lösend 

 wirkt, seinen Grund gehabt haben. 



Das Spectroskop, welches ich aus diesen Prismen aufgebaut habe, ist aus disponiblen 

 Theilen verschiedener anderer Apparate zusammengestellt. Von dem kleinen Steinheil'schen 

 Spectroskop, welches zu meinen früheren Beobachtungen diente, wurde Alles bis auf den 

 Collimator abgenommen und auf dem Kreise desselben eine mattgeschliffene, ebene Glas- 

 scheibe durch ein Paar Klemmschrauben befestigt. Auf diese Scheibe wurden die Prismen 

 gestellt und, nachdem die der kleinsten Deviation der mittleren Strahlen im Spectrum ent- 

 sprechende Stellung gefunden war, in dieser Lage mit Gummilösung festgestellt. Eine der- 

 artige Befestigung in einer gewissen Stellung erwies sich als vollkommen zulässig, da auch 

 diejenigen Spectraltheile, welche am meisten von der Lage der kleinsten Deviation abweichen, 

 in keiner Weise merkbar dadurch an Schärfe und Reinheit eingebüsst haben. Man hat da- 

 durch ausserdem den nicht zu unterschätzenden Vortheil, dass die Dispersionscurve ein 

 Continuum für das ganze Spectrum bildet und dass es folglich möglich ist, die Reductions- 

 factoreu auf Wellenlängen durch ein einziges Coefficientensystem darzustellen. 



Das Beobachtungsfernrohr von Merz, Utzschneider und Fraunhofer hatte bei einer 

 Oeffnung von 65"*™ eine Brennweite von 81,1 Centimeter und gab mit den beiden Ocularen 

 des Mikrometers die beiden Vergrösserungen 34 und 61. — Dasselbe wurde auf einem be- 

 sonders zu diesem Zweck aus Holz construirten, soliden tischähnlichen Stativ derart auf- 

 gestellt, dass die optische Axe möglichst nahe in derselben Ebene zu liegen kam, wie die 

 Mittelpunkte der Prismen. Die Platte des Tisches hat die Form eines der Dispersion der 

 Prismen entsprechenden Sectors, auf welchem ein, wie eine Alhidade beweglicher Holz- 



