ÜNTEESÜCHUNGEN ÜBER DAS ZWEITE SpECTRÜM DES WASSERSTOFFS. 5 



leisten sich befindet, der seinerseits in zwei soliden Fassungen das Fernrohr trägt. Das Stativ 

 ist so neben den übrigen Theilen des Apparats auf dem Arbeitstisch aufgestellt, dass der 

 Drehungspunkt des Fernrohrs etwa unter die Mitte des zweiten Prismas fällt, wodurch jeder 

 beliebige Theil des Spectrums ins Gesichtsfeld gebracht werden kann. Durch eine Klemm- 

 schraube kann der Holzleisten, und mit ihm das Fernrohr, an der oberen Platte des Stativs 

 festgeklemmt werden, und da ausserdem die untere Platte durch schwere Gewichte beladen 

 ist, so lässt sich eine sogar für die Mikrometermessungen vollkommen genügende Stabilität 

 des Ganzen erzielen. 



Der Mikrometerapparat ist derselbe, welcher in Verbindung mit dem kleinen Stein- 

 heirschen Spectroskope zu meinen früheren Messungen benutzt wurde. Derselbe besitzt 

 zwei Stahlspitzen, von denen die eine fest ist und zur Contrôle der unveränderten Lage des 

 Fernrohrs während der Messung dient, während die zweite mittelst der Schraube zum Ein- 

 stellen auf die Linien des Spectrums benutzt wird. Die Steighöhe der Schraube beträgt 

 0.30""" und demzufolge der Winkelwerth einer Umdrehung: 77". 



Bei meinen früheren Messungen des Spectrums hatte ich wegen der kleinen damals 

 benutzten Dispersion keine Veranlassung, die Fehler der Schraube zu berücksichtigen; im 

 gegenwärtigen Falle war dies ohne Weiteres nicht zulässig. Da hier häufig Abstände von 

 mehreren Umdrehungen gemessen wurden, so waren dabei vor Allem die fortschreitenden 

 Fehler näher ins Auge zu fassen, die, wenn in grösserem Maasse vorhanden, die zu bestim- 

 menden Wellenlängen leicht um Grössen hätten beeinflussen können, welche die sonst er- 

 reichbare Genauigkeit erheblich herabgesetzt hätten. — Eine hierauf bezügliche Unter- 

 suchung der Schraube hat indessen gezeigt, dass diese Fehler ganz verschwindend sind und 

 keiner Berücksichtigung bedürfen. — Ebensowenig ist es nöthig gewesen, die periodischen 

 Fehler näher zu ermitteln und zwar aus dem Grunde, dass dieselben bei der Beobachtung 

 dadurch eliminirt werden, dass der Ausgangspunkt bei den einzelnen Messungen durch die 

 immer stattfindenden auf Temperaturvariationen der Prismen beruhenden Verschiebungen 

 des Spectrums, einer stetigen Ortsveränderung unterworfen ist. 



Die einfache, man würde beinahe sagen können, primitive Einrichtung dieses Spectral- 

 apparats, würde vielleicht Manchem die Meinung einflössen können, dass derselbe zu feineren 

 Messungen wenig geeignet sein dürfte. Dass dem nicht so ist, werden die in dieser Abhand- 

 luug weiter unten zu gebenden Messungen zur Genüge darthun ; um aber schon hier einer 

 derartigen Vorstellung entgegenzutreten und zugleich um von der auflösenden Kraft der 

 Prismen eine Idee zu geben, mögen als Beispiel die Resultate der Messungen von zwei 

 Gruppen des Sonnenspectrums aufgeführt werden, nebst den entsprechenden Werthen nach 



о 



Angström und Vogel. 



