Unteesuchüngen über das ZWEÏTE Spectrum des Wasserstopfs. 



7 



pillare ein zu derselben senkrechter weiter Cylinder angeschmolzen war, während eine von 

 dem zweiten, an das andere Ende angebrachten Cylinder seitwärts ausgehende Röhre die 

 Verbindung mit der Luftpumpe vermittelt. Den Hahn, welcher früher zum Verschliessen 

 dieser Seitenröhre nach beendigtem Füllen benutzt wurde, habe ich bei diesen A^'ersuchen 

 meistens weggelassen und statt dessen die Röhre einfach durch Abschmelzen von der Pumpe 

 getrennt. — Wie gut nämlich solche Hähne auch gearbeitet sein mögen, für länger an- 

 dauernde Beobachtungsreihen kann man sich jedoch nie völlig auf sie verlassen und im gegen- 

 wärtigen Falle ist das Eindringen auch nur der mindesten Spur von Luft genügend, um 

 die feineren Details des Spectrums zu verwischen. Wie verschwindend klein die hierzu 

 nöthige Luftmenge ist, habe ich an einer Röhre beobachten können, welche nach wochen- 

 langem Gebrauche durch die Hitze der Entladung plötzlich einen beinahe mikroskopischen 

 Riss bekam. Das Spectrum änderte augenblicklich sein Aussehen und zwar dermaassen, dass 

 jede weitere Benutzung der Röhre unmöglich wurde, wobei indessen der Riss so klein war, 

 dass nach mehr als einer Woche der Widerstand der Röhre noch kleiner war, als derjenige 

 einer 10"*"* langen Luftstrecke von gewöhnlichem Druck. Aber auch das Abschmelzen der 

 Röhre ist häufig mit erheblicher Schwierigkeit verbunden, indem bei der hohen Verdünnung 

 des Gases von 1 bis 2 Mm., welche zur Erzielung einer möglichst grossen Helligkeit des 

 Spectrums nöthig ist, die äussere Luft dabei sehr leicht in die Röhre eindringt und dieselbe 

 unbrauchbar macht. Ich habe auch demnach neuerdings die Verbindung der Röhre mit der 

 Luftpumpe derart eingerichtet, dass das Abschmelzen vermieden werden konnte, indem die 

 beinahe absolute Luftdichtigkeit aller Hähne und Verkittungen das Spectrum unverändert 

 während der mehrere Stunden dauernden Beobachtungen Hess. Die Röhre wurde dabei 

 am Morgen jedes Beobachtungstages neu gefüllt. 



Die Luft ist aber nicht die einzige Verunreinigung mit der man zu kämpfen hat; ein 

 ebenso lästiger Uebelstand ist häufig die Unmöglichkeit, die bei hoher Verdünnung auf- 

 tretenden Banden des Kohlenoxyds zu beseitigen. Gewöhnlich nimmt man an, dass diese 

 Banden durch die Dichtung der Luftpumpenhähne mit Fett oder Kautschuk entstehen; — 

 durch eine lange Reihe von Versuchen habe ich jedoch die Ueberzeugung gewonnen, dass 

 dies nur in den seltensten Fällen zutrifft und dass vielmehr die besondere Beschaffenheit des 

 zu den Röhren angewandten Glases hierbei das bestimmende Moment ist. Es ist mir nämlich 

 mehrmals vorgekommen, dass von zwei Röhren, welche unmittelbar nacheinander, mit dem- 

 selben Gase und ohne irgend welche Veränderung an der Pumpe, gefüllt wurden, die eine 

 ein von Kohlenoxydbanden absolut freies Spectrum gab, während in der andern diese Banden 

 weder durch wiederholte Füllung noch durch gleichzeitige Erhitzung des Rohrs bis zur Roth- 

 gluth entfernt werden konnten. Dies, nebst dem Umstände, dass die fraglichen Streifen mit 

 der Erhitzung des Rohrs durch die anhaltenden Entladungen an Intensität gewöhnlich zu- 

 nehmen, zeigt, dass dieselben höchst wahrscheinlich aus dem Glase frei werdender Kohlen- 

 säure oder Kohlenoxyd ihren Ursprung verdanken. Der sonst häufig gelungene Versuch 

 das Kohlenoxydspectrum aus einer Spectralröhre durch anhaltendes successives Spülen der- 



