8 



Dr. в. Hasselberg, 



selben mit chemisch reiner Schwefelsäure und destillirtem Wasser zu beseitigen, wodurch 

 nur mechanisch an das Glas haftende organische Stoffe weggeschafft werden, kann in Fällen 

 wie dem obigen, natürlich keinen Erfolg haben. Da nun die hellste dieser Banden ge- 

 rade in denjenigen Theil des Wasserstoffspectrums fällt, welcher wegen seiner Lichtschwäche 

 für die Beobachtung am schwierigsten ist, nämlich in's Grüne, und wegen der grossen auf- 

 lösenden Kraft des Spectroskops in seine einfachen elementaren Linien zerfällt, so sieht man, 

 dass die Untersuchung dieser Abtheilung nur mit Röhren möglich ist, die von jeder Spur 

 solcher Verunreinigung frei sind, da an eine Elimination der in grosser Zahl auftretenden frem- 

 den Linien nicht zu denken ist^). 



Die angegebene Form der Röhren, welche, wie man sieht, eine Variante der von 

 Monckhoven zuerst vorgeschlagenen Gestalt bildet, bietet zwei für die Beobachtung der 

 Gasspectra unter grosser Dispersion sehr wichtige Vortheile. Erstens ist die dadurch er- 

 möglichte longitudinale Aufstellung der Röhren vor dem Spalt ein vortreffliches Mittel um 

 grössere Helligkeit zu erzielen und zweitens ist die Reinheit des Spectrums durch Vermei- 

 dung der dicken, stark gekrümmten und häufig unhomogenen Glaswandung der Capillare 

 eine bedeutend grössere. Da ferner die Capillare stets wie eine Cylinderlinse wirkt, und 

 bei Vergleichung der Spectrallinien mit denjenigen des Sonnenspectrums die Röhre abwech- 

 selnd vorgeschoben und weggestellt werden muss, so ist bei transversaler Aufstellung eine 

 Verschiebung der Linien schwer zu vermeiden und jedenfalls nie zu controlliren. Bei An- 

 wendung longitudinal aufgestellter Röhren ist man dieses üebelstandes überhoben. — 



Um die ganze von der Röhre gelieferte Lichtmenge möglichst vollständig auszunutzen, 

 muss erstere so aufgestellt werden, dass ihre Axe genau in die Verlängerung der optischen 

 Axe des Collimators fällt und in diese Lage leicht und sicher wieder zurückgebracht werden 

 kann, nachdem dieselbe zum Zweck des Einlassens des Sonnenlichtes in den Apparat vom 

 Spalt entfernt gewesen ist. Um dies zu erreichen, habe ich die Röhre an einem messingenen 

 Arm befestigt, welcher um eine verticale, auf einem mit Stellschrauben versehenen Stativ 

 angebrachte Axe drehbar ist. Dadurch ist die Möglichkeit vorhanden, die Röhre genau zu 

 nivelliren und nachdem die richtige Stellung gefunden ist, durch Drehung des Arms um 

 dessen Axe von dem Spalte zu entfernen und wieder zurückzubringen, ohne dass eine merk- 

 bare Aenderung ihrer Lage zum Collimator entsteht. 



Zur definitiven Füllung der Röhren wurde gewöhnlich electroly tisch hergestellter Wasser- 

 stoffbenutzt, wobei alle die völlige Reinheit des Gases bedingenden Vorsichtsmaassregeln streng 



1) Nachdem ich vergehlich eine grosse Anzahl aus Pe- 

 tersburg bezogener Röhren von den CO-Banden zu be- 

 freien versucht, habe ich schliesslich von Herrn A. 

 Geissler in Berlin Röhren erhalten, in denen diese 

 Streifen sogar bei Verdünnungen von weniger als 0,5"*"'' 

 nur als verschwindende Spuren erscheinen und die in- 

 folge dessen die Untersuchung des Wasserstoffspectrums 



erheblich erleichtert haben. Das Auftretender OO-Streifen 

 ist nämlich nicht nur für die Beobachtung gerade der- 

 jenigen Spectraltheile hinderlich, wo sie selbst liegen, 

 sondern beeinträchtigt auch die Helligkeit des ganzen 

 Spectrums, indem dabei der Strom grösstentheils durch 

 das Kohlenoxyd und nur in geringem Maasse durch den 

 Wasserstoff übergeführt wird. 



