ZUR LEHRE V. D. APERIODISCHEN DÄMPFUNG U. Z. GALVANOMETRIE. 41 



1. C = 2254 X 10^ 



IL C = 2321 X 10' 



III. C = 2275 X 10' 



(magnetisches Maass) 

 ( mm''% mo'/% sec~^ ] 



Eine Prüfung für die Kichtigkeit dieser Werthe ergiebt 

 sich endlich durch die Vergleichung der an der Tangentenbus- 

 sole und dem Galvanometer beobachteten Ablenkungen. 



Bezeichnen wir durch ^^ die Stärke des den Multiplicator durch- 

 laufenden Stromes, so haben wir für die durch denselben erzeugte Ab- 

 lenkung die Gleichung: 



i (m.P.-\-m P)cos<f = Um. — m)T-\-D\a) 



oder mit Rücksicht auf die von uns eingeführten Bezeichnungen 



Somit : 



C .SC y 



i cos cp 



Bezeichnen wir die Ablenkung in mm durch n, die Entfernung 

 von Spiegel zu Scale durch r, so ist: 



;osy "~ 2r\ ^4 rV 



cos 



C K 



Ist ferner die Stärke des die Tangentenbussole durchlaufenden 

 Stromes gleich i , so wird : 



i 



^ 13580 



Die Stromstärke i bestimmt sich aus der an der Tangentenbussole 

 beobachteten Ablenkung N mit Hülfe der Formel: 



i 



Mathem. Classe. XXX. 1. F 



