ZUR LEHRE V. D. APERIODISCHEN DÄMPFUNG U. Z. GALVANOMETRIE. 43 



Beobachtungs- 



C bestimmt durch 



reibe 



Vergl. mit der 



Dämpfnngs- 





Tangentenb. 



beobachtungen 



I. 



2230x10^ 



2254x10' 



II. 



2238x10' 



2321x10' 



III. 



2183x10' 



2275x10' 



Die zwischen den beiden Werthreihen hervortretenden Abwei- 

 chungen dürften ihren Grund zu einem grossen Theile in der elasti- 

 schen Nachwirkung des Coconfadens haben. 



Wenn das Galvanometer zur Messung von Stromstärken 

 nach magnetischem Maasse dienen soll, so genügt hiezu , eine 

 unveränderliche Entfernung von Spiegel und Scale vorausgesetzt, die 

 Kenntniss des Quotienten 



m jn. p 

 n ~ 27- C 



Der Werth desselben ist einerseits unmittelbar durch die Ablenkungen 

 der Tangentenbussole und des Galvanometers gegeben ; er kann aber 

 auch berechnet werden mit Hülfe des durch die Dämpfungsbeobach- 

 tungen bestimmten Werthes von Cjp^. Die in dieser Weise sich erge- 

 benden Werthe von ijn sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 



n 



5 



hnjn X lo''' bestimmt durch 



Vergl. mit derldie Constanten 

 Tangentenb. der Dämpfung 



30.19 



24.42 



24.16 



34-49 



22.12 



21.34 



15-94 



23-31 



22.35 



5.01 



23.91 





513 



23.28 





Mittel 



23.41 



22.62 



Beide Bestimmungen zusammen würden demnach ergeben 



ijnx 10'" = 23.0 (magnet. Maass; mm, mg, sec). 

 Wenn die Ablenkung nicht in Scalentheilen sondern durch den 

 Ablenkungswinkel y gegeben ist, so gilt für kleine Ablenkungen die 

 Formel 



