— i8 — 



fonds de sable, de gravier ou de petits cailloux; il a aussi bien 

 fonctionné dans la vase jusqu'à 4560 mètres. On l'emploie 

 toutes les fois qu'il y a lieu de croire que la nature du fond ne 

 convient pas au tube sondeur Buchanan. Le modèle courant 

 pèse 7 k s35o et rapporte en général un échantillon de 5oo§ r . 



Thet^momètres à renversement. — Une autre notion impor- 

 tante à connaître est la température du fond et des profondeurs 

 intermédiaires. On l'obtient facilement au moyen des thermo- 

 mètres à renversement. Ces instruments enfermés dans une 

 monture spéciale (Fig. 11, i er appareil), sont descendus à la pro- 

 fondeur voulue, le réservoir en bas, sur le câble de la sonde. 

 Après quelques minutes d'attente pour laisser le mercure se 

 mettre en équilibre de température avec l'eau, on envoie le long 

 du câble un poids ou messager qui pesant sur un levier fait 

 basculer le thermomètre (Fig. 1 1, dernier appareil) dont le réser- 

 voir vient en haut. Un étranglement du canal du thermomètre 



T 



Fig. 14. Sondeur Léger, 

 remontant fermé. 



fait que la colonne mercurielle se brise 

 en ce point et tombe à l'extrémité oppo- 

 sée du réservoir. Le thermomètre est 

 gradué de telle façon qu'il n'y a plus 

 qu'à lire la température quand il arrive 

 à bord. Les modèles de thermomètre 

 adoptés par le Prince sont ceux que 

 construit M. Ghabaud, et surtout celui 

 de Richter de Berlin. 



On peut échelonner au-dessus les 

 uns des autres toute une série de ther- 

 momètres munis chacun d'un messager, 

 à des distances quelconques sur le câble. 

 Le messager lancé du bord fait basculer 

 le thermomètre le plus rapproché de 

 la surface ; celui-ci en se retournant 

 met en liberté le messager qu'il portait 

 et qui va faire basculer le thermomètre 

 suivant, et ainsi de suite, de sorte que, 



