à boudin. Outre l'aiguille qui marque la tension actuelle, il en 

 porte une autre qui indique le maximum de traction atteint. 



Pie\omètres (Fig. 17). — Ces instruments sont destinés à 

 mesurer la compressibilité des liquides. Le dernier modèle 

 employé par M. Buchanan a bord de la Princesse-Alice est 

 représenté ci-contre. Le vase A contient l'échan- 

 tillon d'eau demer dont on- connaît la masse et 

 D la densité et dont on veut déterminer la com- 

 pressibilité. Le tube B est mesuré volumétrique- 

 ment. L'appareil ainsi garni et bouché on 

 A l'immerge à la profondeur voulue après avoir 

 ß noté le niveau e du mercure. Sous l'influence 

 de la pression, tout le mercure de B est refoulé 

 dans le réservoir C, B se remplit d'eau de mer 

 qui traverse le mercure et va se réunir à celle 

 qui était déjà en A et en quantité plus ou 

 moins grande suivant la profondeur. Quand 

 on remonte l'appareil, la décompression a lieu, 

 l'eau de A refoule dans B le mercure qui se 

 trouve en e' à la surface. La différence des 

 j£ niveaux e et e' dans B, donne le volume dont 

 s'est contractée l'eau de A sous la pression 

 correspondant à la profondeur atteinte et on 

 en déduit la quantité dont se réduit l'unité de 

 volume pour une pression d'une atmosphère, c'est-à-dire le 

 coefficient de compressibilité, en tenant compte des divers 

 éléments du calcul sur lesquels il n'y a pas à s'étendre ici. 

 M. Buchanan a ainsi trouvé qu'un litre d'eau de mer soumis à 

 la pression d'un mètre d'eau diminue de o litre 00000466. 

 M. W. Ekman, a repris ces expériences en mai 1906 à bord de 

 la Princesse-Alice et a trouvé pour coefficient 0,00000472. 



Aréomètre Buchanan (Fig. 18). — C'est un aréomètre de 

 précision en verre, à poids et à volume variables, et qui permet 

 de mesurer la densité de l'eau de mer à 3 ou 4 unités près de la 

 cinquième décimale. Il est relativement facile à employer sur un 

 navire en plaçant l'éprouvette sur une table à roulis comme j'ai 



