— 55 — 



trouvés dans l'estomac des cétacés. Il avait pensé dans ce but 

 à traîner rapidement au moyen de deux navires des filets de 

 très grande ouverture. En attendant il résolut d'essayer en 

 1905 (Stn. 2040) un grand filet, partie en toile d'emballage partie 

 en filet, et dont l'ouverture munie de 4 plateaux de fer devait 

 présenter autant de hauteur que de largeur, mais l'énorme 

 résistance offerte à la traction par ce filet ne permit qu'un pre- 

 mier essai insuffisant qu'il est dans les intentions du Prince de 

 reprendre. Peu après cette première tentative un petit chalut à 

 plateaux ordinaire, envoyé à 3465 mètres, et qui n'a pas touché 

 le fond, a capturé entre deux eaux un gros Cirroteuthis noir, 

 probablement nouveau et un autre céphalopode inconnu ; ce 

 fait montre bien l'intérêt considérable qu'il y a à aboutir dans 

 la recherche des animaux agiles qui vivent entre deux eaux et 

 qui nous réservent certainement des surprises et des découvertes 

 intéressantes. 



Boîte à microbes de Portier et Richard pour le prélèvement 

 de Veau de mer destinée aux études bactériologiques. (Fig. 35-38). 



L'appareil se compose d'une ampoule cylindrique de verre 

 vert A, de 26 centimètres de longueur et de 16 millimètres de 

 diamètre à parois suffisamment épaisses pour résister à des 

 pressions de 600 atmosphères et plus. (Fig. 35). 



Cette ampoule se prolonge en bas par un court tube capil- 

 laire b a et en haut, par un long tube capillaire trois fois recourbé 

 cdefgh (1). 



On introduit une goutte d'eau dans l'ampoule A ; on ferme à 

 la lampe a, puis on réunit le long tube capillaire à une trompe 

 à mercure; lorsque le vide est obtenu, on ferme à la lampe en h. 

 Le tube vide d'air est alors stérilisé à l'autoclave à 120 0 ; il est 

 prêt à servir. 



(1) Sur la figure les coudes successifs du long tube capillaire ont été 

 écartés les uns des autres afin de rendre le dessin plus clair. En réalité, ils 

 sont rapprochés les uns des autres et appliqués sur l'ampoule A. La fragilité 

 de l'appareil et son volume sont ainsi diminués. La coupe de l'appareil 

 (Fig. 35 en haut) rétablit les rapports véritables des différentes parties. 



(162) 



