— 58 — 



réchauffe, et la pression diminue, ce qui fait qu'une partie de 

 l'eau contenue dans l'ampoule sort peu à peu en g. Le courant 

 de sortie, et, d'autre part, la longueur du tube capillaire recourbé 

 s'opposent pendant le retour de l'appareil à toute contamination 

 du liquide de l'ampoule par l'eau de mer environnante. Des 

 expériences de contrôle ont rigoureusement établi ce fait. 



Une fois l'appareil à bord on donne un trait de lime sur le 

 tube a, on brise sa pointe, et on la flambe, puis on adapte sur ce 

 tube un appareil stérilisé représenté à la partie inférieure de la 

 figure 38. On donne ensuite un trait de lime en d, on casse le 

 tube capillaire en ce point, et on rejette les sinuosités d e fgh. 

 On flambe <i, et on adapte sur lui un tube de verre bourré d'ouate, 

 le tout stérilisé. 



En pressant sur la pince à pression continue, on peut, à l'abri 

 de la petite cloche, transvaser le liquide de l'ampoule A dans 

 une série de tubes de culture sans craindre aucune contamina- 

 tion (le tube m laisse rentrer dans l'ampoule de l'air stérilisé par 

 filtration). 



Tel est le dispositif que nous avons adopté après des modifi- 

 cations successives de notre appareil primitif auxquels nous ont 

 conduits de multiples essais effectués au cours de plusieurs cam- 

 pagnes du yacht Princesse- Alice. Sous sa forme actuelle, l'appa- 

 reil permet de prélever de l'eau aux plus grandes profondeurs 

 sans aucun danger de contamination. 



Les principaux résultats de ces recherches seront indiqués 

 plus loin. 



Appareils pour les recherches météorologiques 



En 1904 le Prince, sur la demande et avec la collaboration 

 de M. le professeur Hergesell de l'Université de Strasbourg, 

 procéda le premier, à bord de son yacht, à l'exploration de la 

 haute atmosphère au-dessus des mers, au moyen de lancements 

 de cerfs-volants et de ballons-sondes (1905) porteurs d'instru- 

 ments très légers, en aluminium (thermomètre, baromètre, 



