impossible à obtenir dans le cas d'eaux profondes. L'un de nous 

 a établi un modèle d'aréomètre, simplification de l'instrument 

 de Buchanan. 



Or, toute une suite de recherches, celles des courants ma- 

 rins profonds, est basée sur la connaissance de la densité 

 d'échantillons d'eaux récoltés en une même série verticale à des 

 distances connues de la surface en trois points de l'Océan voi- 

 sins les uns des autres. Sous peine d'y consacrer un temps 

 interminable et peut être aussi de n'obtenir que des données 

 incorrectes par suite de la dérive du navire, il faut opérer à l'aide 

 de bouteilles échelonnées en aussi grand nombre que possible 

 sur le même fil de sonde afin de terminer l'opération, de la 

 surface jusqu'au fond, en un seul ou au plus en deux coups de 

 sonde. Il en résulte l'obligation de se servir de bouteilles légè- 

 res et par conséquent de faible capacité. La bouteille de M. 

 Thoulet et celle du D r Richard ne rapportent l'une comme 

 l'autre que 200 à 25o cmcb d'eau. Il serait donc très avantageux, 

 sur cette minime quantité de liquide, d'être en état de prendre 

 immédiatement la densité, sans compter que rien n'empêche- 

 rait d'embouteiller ensuite l'eau ayant servi à une opération 

 qui n'en a en rien modifié la nature et de la conserver pour 

 l'analyser ultérieurement. 



De nombreux essais montrent que, à bord, la densité d'un 

 faible volume d'eau ne saurait être obtenue qu'au moyen de 

 flotteurs totalement immergés. Ce système avait été préconisé 

 par divers savants, MM. Pisati et Reggiani, dès 1890, et, en 

 dernier lieu, parle D r Fridtjof Nansen. Leurs flotteurs, à cause 

 de leur volume, nécessitent une quantité de liquide assez consi- 

 dérable et, dans ces conditions, les difficultés de maniement 

 autant que les inexactitudes inhérentes à tous les instruments 

 immergés ne sont pas de nature à conseiller de les préférer à 

 l'aréomètre de Buchanan très suffisamment précis et incompa- 

 rablement plus commode. Dans le cas spécial qui nous occupe 

 en ce moment, puisque seuls les aréomètres immergés sont 

 utilisables, on est bien forcé de les adopter avec cette aggrava- 

 tion que leur volume doit être tel qu'ils puissent fonctionner 

 avec 200 cmcb d'eau, au maximum. 



