Expéditions chronométriques de 1845. 



13 



désavantageux à la détermination du temps absolu, en ce qu'il empêcha le nivellement 

 facile de l'axe. Nous résolûmes d'ôter ce cercle et de rétablir l'ancien arrangement de Rei- 

 chenbach. 



Par un examen soigneux de l'état de l'instrument, il se manifesta que les coussinets, dans 

 les endroits où les tourillons les avaient touchés, avaient souffert considérablement par l'usage 

 de vingt ans. Or, avant de commencer les observations, il fallait limer et repolir les parties mé- 

 talliques qui forment les coussinets, ce qui fut exécuté par un habile mécanicien de Varsovie. 



Je passe sous silence nombre d'autres arrangements plus ou moins essentiels, et exécutés 

 avant le commencement de nos observations , en mentionnant seulement qu'un soin particulier 

 fut voué à l'appareil qui sert pour le renversement de l'axe , afin de le rendre plus solide et 

 plus propre à une opération rapide. L'expérience a prouvé que nous avons réussi dans cette 

 tâche, vu que, dans le journal d'observations de M. Baranovski, nous rencontrons plusieurs 

 cas où il a exécuté le renversement dans le courant de cinq minutes. 



Dans la même salle centrale, il y avait une pendule auprès de chaque instrument. Quoique 

 les trois horloges, travaillées toutes par un horloger de Varsovie Gugenmus, ne se trouvent 

 qu'à une distance de quelques pieds l'une de l'autre , les battements ne se confondent 

 point , vu qu'ils sont si faibles qu'on n'entend que ceux de la pendule qui se trouve tout près 

 de chaque instrument. Comme il n'était pas décidé d'avance, à laquelle des trois pendules il fal- 

 lait donner la préférence, elles furent comparées entre elles tous les jours. Ces comparaisons, 

 exécutées à l'aide du même chronomètre de Dent dont nous nous étions servis, pour ce but, 

 à Moscou, se faisaient chaque jour à une heure fixe et, en outre, avant et après chaque série 

 d'observations. Plus tard, une quatrième pendule, deShelton, établie dans un endroit où la tem- 

 pérature ne subissait point de changements rapides, fut ajoutée au nombre. Dans le calcul dé- 

 finitif des longitudes, les corrections de nos horloges de voyage reposent cependant sur les in- 

 dications de deux pendules seulement, sur celles de Gugenmus 3, pendule établie auprès de 

 la lunette méridienne, et sur celles de la pendule de Shelton, parce qu'il se manifesta que ces 

 deux pendules avaient des marches beaucoup plus régulières que les deux autres. Lors de la 

 première arrivée de nos chronomètres de voyage, la pendule de Shelton n'était pas encore bien 

 réglée , et c'est par cette raison que , dans ce cas , à côté des données fournies par la pendule 

 Gugenmus 3, nous avons consulté encore les indications de la pendule Gugenmus A, établie 

 auprès du cercle vertical. 



(/) A Valdai. 



L'instrument des passages dont MM. Liapounov et Alexandrov se sont servis à Valdai, 

 est celui que nous trouvons décrit dans la Description de l'Observatoire central pag. 216, 

 N. 11. Les observations des passages se faisaient à l'aide du chronomètre Hauth 26, réglé sur 

 le temps sidéral. En outre, une pendule de Muston, réglée aussi sur le temps sidéral et établie 

 dans une localité où la température changeait moins que dans l'observatoire temporaire, était 

 destinée à garder le temps jusqu'à l'arrivée des chronomètres de voyage. Pour pouvoir exécuter 



