262 



0. S T R U V E. 



coDsidérables. Mais les expériences faites à Poulkova sur le degré de corapensalion des chro- 

 nomètres employés par M. de Vrontchenko, s'opposent directement à celte conclusion, en 

 nous donnant: 



pour Dent 1941 le coefficient de compensation -t- 0,0035 

 » » 1 828 » » » — 0,0027 



» » 1818 » » » -1- 0,0020 



» « 1956 » » » —0,0012 



» » 2001 » » » — 0,0007 



» » 2022 » » M -+-0,0213 



» Haulh 31 » » » -H 0,0146 



»Kesselsl297 » » » _ 0,0108 



Moyenne -t- 0,0032 



Ici les coefficients de compensation se rapportent de nouveau au changement de 13^74 

 produit dans la marche journalière de notre chronomètre sans compensation, Arnold et Dent 

 951, par un changement d'un degré de Réaumur dans la température moyenne du jour. Il 

 s'en suit que chaque degré de température a changé la marche moyenne des chronomètres 

 employés par M. de Vrontchenko, de 0^044 par jour. Pour le point le moins favorablement 

 déterminé dans tout le voyage, celui que nous avons déjà cité plus haut, la température de la 

 première partie du voyage qui a donné cette longitude, différait seulement de 1°5 de la 

 température moyenne du voyage entier. La durée totale de ce voyage ayant été de 12 jours, 

 il en résulte au maximum, une correction thermométrique de 0^40, quantité qui est du même 

 ordre que l'erreur probable déduite de l'accord des longitudes fournies par les différents chro- 

 nomètres. Dans tous les autres cas, les corrections thermométriques peuvent être regardées 

 comme entièrement évanouissantes. 



Le théodolithe employé par M. de Vrontchenko, avait fourni des résultats très satisfai- 

 sants pendant mon voyage de l'année précédente, à ce qu'on peut voir dans mon rapport sur 

 ce voyage. En 1847, au contraire, les observations de M. de Vrontchenko indiquent une 

 variabilité de l'instrument, dont la nature est restée inconnue. Probablement elle doit son ori- 

 gine aux secousses plus fortes auxquelles l'instrument était exposé par le transport dans le ta- 

 rantasse. Les latitudes (N), déduites des observations de l'étoile polaire, diffèrent toujours dans 

 un sens constant des latitudes (S), fournies par les étoiles au Sud du zénith ; mais la quantité 

 de ces différences, accusées également par les déterminations du temps, est quelquefois plus 

 forte qu'il ne fallait l'attendre, et il paraît impossible de les exphquer uniquement par l'effet de 

 la flexion. Par cette raison les erreurs probables des positions données dans la table suivante 

 doivent être supposées plus fortes que celles des positions fournies par le voyage de M. Lemm, 

 au moins pour les latitudes. En moyenne, je crois, l'erreur probable des latitudes doit être esti- 

 mée de 2" à 3", et celle des longitudes de 0^3 à 0^4. Pour la dernière coordonnée, l'erreur 

 probable serait donc à peu près égale à celle que nous avons déduite en moyenne pour les dé- 



