346 0. S T R u V E. 



tudes relatives de quelques points situés dans le même gouvernement et pas même en grande 

 distance l'un de l'autre. En outre nous voyons que les (col. IX) sont beaucoup plus petits 

 que les (col. VIII), dans tous les cas où ces derniers étaient considérables. La somme totale 

 des s'élève à 449,21» celle des Ix '^ seulement à 208,09. Cela prouve donc qu'en général 

 les corrections thermométriques ont très efficacement contribué à établir un accord plus parfait 

 entre les résultats donnés par les difl'érents chronomètres pour chaque point à part, et nous 

 donne, par conséquent, la conviction que réellement les longitudes réclamaient les corrections 

 que nous avons évaluées. Dans d'autres cas où les eux mêmes sont peu considérables, les 

 2t;'^ sont tantôt un peu plus grands tantôt plus petits. Cela tient surtout à ce que, dans ces cas, 

 les températures moyennes n'ont pas été reconnues assez exactement, de sorte que les erreurs 

 produites par les inexactitudes des températures, sont du même ordre que les erreurs provenantes 

 des variations accidentelles ou des sauts dans les marches des chronomètres. Le dernier voyage, 

 XIII, R'" à K'^, fournit un autre indice très prononcé pour nous faire supposer que les tempé- 

 ratures moyennes n'ont pas été reconnues toujours avec toute l'exactitude désirable. Il ne s'agit 

 que d'examiner attentivement les résultats isolés trouvés par les différents chronomètres. Nous 

 avons par exemple pour Poltchenski (41) 







X = 



X' = 



par Hauth 



11 



30^64 



0"* 33577 



Dent 



1687 



29,58 



33,23 



» 



1730 



28,74 



31,21 



» 



1739 



34,67 



35,13 



» 



1787 , 



33,30 



34,11 





1808 



28,73 



32,06 



» 



1818 



37,18 



36,24 



» 



1828 



31,65 



33,37 



Dans ce cas les \ se rangent presque strictement dans l'ordre de grandeur des coefficients 

 de compensation. Dent 1818, le seul chronomètre qui avait le coefficient positif, a donné la 

 plus grande longitude, suivent Dent 1739 et 1787 qui ont le coefficient presque zéro, et les 

 plus petites longitudes sont données par les chronomètres qui ont le coefficient négatif le plus 

 considérable, La même succession obtient encore, mais en plus faibles proportions, dans les X'. 

 Nous en concluons que les corrections thermométriques, évaluées d'après les lectures des ther- 

 momètres, n'ont pas encore été suffisantes, et il paraît que l'origine de l'inexactitude peut être 

 indiquée avec beaucoup de probabihté. Dans le premier temps de ce voyage, M. Lemm a fait 

 la lecture du thermomètre deux fois par jour, à midi lorsqu'il montait les chronomètres, et le 

 soir avant et après les observations. Dès qu'il remarqua que la température, dans l'intérieur de 

 la boîte, était tombée au dessous de h- 6° R., M. Lemm mit fin à ses opérations et se dépêcha 

 de retourner directement sur le point de sortie, Kirilov. Pendant ce voyage de retour il ne 

 faisait, les derniers jours, la lecture du thermomètre qu'une seule fois par jour vers le midi où 



