404 (8) 



A. T. K U P F F E R. 



Lende, oder die Gleichgewichtslage derselberi wird eine andere. Man sehe hieriiber die inté- 

 ressante Abhandlung von Weber in den Annalen von Poggendorf nach : folgender Versuch 

 giebt ebenfalls einen deutlichen Begriff davon, was man unter Nachwirkung zu verstehen bat. 



Ein c}'lindrischer Stab von Stahl, von beilâufig 30 ZoU Lange und 2 Linien Dicke, Taf. I. 

 fig. 1, wurde so an einem Ende eingeklennmt, dass dièses Ende eine voUkommen horizon- 

 tale Lage batte, wâhrend das andere Ende des Stabs vermôge der Biegsamkeit desselben, 

 ein wenig herabhing ; an dièses freie Ende wurde eine Wagschale gehângt, welche man mit 

 Gewichten beschweren konnte ; indem man die Gewicbte vermehrte , wurde das freie Ende 

 des Stabes iinmer mehr herabgebogen , wâhrend das eingeklemmte Ende seine horizontale 

 Lage bebielt. 



Um mit Genauigkeit messen zu konnen, um wieviel sich das freie Ende des Stabes geneigt 

 batte, war an diesem Ende ein Spiegel befestigt, dessen Flâche einen rechten Winkel mit der 

 Axe des Stabes machte; die belegte Seite des Spiegels war dera eingeklemmten Ende zugewandt. 

 Ein tragbarer astronomischer Verticalkreis, dessen verticale Axe vermittelst eines an den Rand 

 des Kreises befestigten Niveaus, und vermittelst dreier Fussschrauben eingestellt werden konnte, 

 wurde so vor den Spiegel gestellt, dass der getheilte Kreis des Instruments und die Axe des 

 Stabes in parallelen Verticalebenen lagen ; das Fernrohr des Kreises wurde auf den Spiegel ge- 

 riclitet. Wenn die optische Axe des Fernrohrs senkrecht auf die reflectirende Ebene des Spie- 

 gels stand, so wurde das durch eine besondere Vorrichtung stark beleuchtete Bild des Faden- 

 kreuzes wieder zurûck geworfen, und man konnte es mit dera wahren Fadenkreuze coincidireu 

 sehen. Neigt sich das freie Ende des Stabes ein wenig mehr herab, so ândert sich auch zu- 

 gleich die Neigung des Spiegels gegen den Horizont, und das reflectirte Bild des Fadenkreuzes 

 ânderte seine Lage; um die Coincidenz wieder bervorzubringen, musste das Fernrohr so lange 

 fort bewegt werden, bis die optische Axe desselben mit der Axe des Spiegels wieder einen 

 rechten Winkel machte; der getheilte Kreis gab sogleich an, um wieviel das Fernrohr fortge- 

 schoben worden war, um wieviel sich also der Spiegel geneigt batte. Man konnte auf dièse Art 

 auch die Neigung des freien Endes gegen das eingeklemmte bestimmen, oder, wenn man lieber 

 will, die Neigung des freien Endes gegen den Horizont; man brauchte nur vorher dem Fern- 

 rohr eine lothrechte Lage zu geben, mit dem Objectiv nach unten, und unter dasselbe einen 

 kunstlichen Quecksilberhorizont zu stellen ; man liess das von der Quecksilberflâche reflectirte 

 Bild des Fadenkreuzes mit dem wahren Fadenkreuz coincidiren, stellte den Nullpunkt des Ver- 

 ticalkreises auf den Nullpunkt der Alidade , und befestigte den Verticalkreis in dieser Stellung. 

 Man sieht leicht ein, dass wenn man nach dieser Opération das Fernrohr auf den am freien 

 Ende des Stabes befestigten Spiegel richtete, und das vora Spiegel reflectirte Bild des Fadenkreu- 

 zes mit dem wahren coincidiren liess, so gab die Theilung des Verticalkreises unmittelbar 

 die Neigung des Spiegels gegen den Horizont an ; ist aber der Spiegel wirklich senkrecht auf 

 die Axe des Stabes an seinem freien Ende, und das eingeklemmte Ende desselben wirklich ho- 

 rizontal, so ist ofîenbar die Neigung des Spiegels gegen den Horizont dem Winkel, den die 

 beiden Enden des Stabes mit einander machen, gleich : wie man aber den CoUiraationsfehler des 



