452 (36) 



A. T. K U P F F E R. 



steigen, nothwendig, Da aber die Stâbe frei schwingen miissen, so muss der ganze Raum, in 

 dem die Stâbe schwingen, gleichmâssig erhitzt werden, welches seine Schwierigkeiten hat, wie 

 jedem praktischen Physiiier bekannt ist. Der Apparat, den ich angewandt habe , um diesen 

 Zweck zu erreichen , ist Tab. /// abgebildet, und ein Blick auf dièse Figur wird die Einrich- 

 tiing desselben leicht errathen lassen. 



Fig. 1 und 2 ist ein Hohlcylinder von Kupfer, der doppelte Wânde hat; es sind zwei 

 Gylinder von dickem Kupferblech, von verschiedenem Durchrnesser und gemeinschaftlicher 

 Axe; der Zwischenraum zwischen beiden Wandungen betrâgl ungefâhr 2 Zoll. Der Zwischen- 

 rauni zwischen beiden Cylindern ist oben und unten geschlosseu, der innere Gylinder ist eben- 

 falls unten und oben geschlossen, unten durch eine starke Platte von Gusseisen, oben durch 

 einen Deckcl g von demselben Kupferblech, mit einer starken Korkholzplatte gefiiltert. Der 

 Raum zwischen den beiden Cylindern hângt durch Rohren a, b mit einem Kessel A Fig. 3 

 zusammen, in welchem Wasser bis zum Kochen erhitzt wird ; die Dâmpfe erfûllen alsbald don 

 geuannten Zwischenraum, condensiren sich zum Theil , und fliessen als Wasser durch die 

 Rôhre b in das Gefàss <l, aus welchem sie von Zeit zu Zeit wieder in den Kessel zuruckgegos- 

 sen werden kônnen, wenn es in demselben an Wasser fehlen soUte. Da der innere Raum des 

 innern Gylinders von allen Seiten von der hoblen Wandung iimgeben ist, so wird die Luft in 

 demselben bald, wenigstens nahezu, auf die Temperatur des kochenden Wassers gebracht, und 

 in dieser Temperatur erhalten; der obère Deckel mit einer Fûtterung von Korkholz hindert 

 voUkoramen , dass die Wârme oben hinausgehe; unter dem untern Verschluss von Guss- 

 eisen lasst man eine Spirituslampe brennen, damil die Temperatur der Luft durch die Beruh- 

 ruug mit dem Gusseisen nicht variire. Das Gefâss Fig. I ist vermittelst der Schrauben c, c und 

 zweier gabelfôrmiger , in die Wand des Zimmers eingesetzter eiserner Stutzen stark befesligt, 

 so dass man den auf der Tafel ÎI Fig. 3 abgebildeten Apperat hineinstellen kann, welches 

 theilweise durch die Thiire f und durch den obern Deckel g geschieht. Damit die Thure f 

 keine Abkiihlung des innern Raumes bervorbringen kônne, ist sie ebeufalls, wie der Deckel g, 

 mit einer starken Korkplatte gefûttert. Der Wasserkessel steht in der untern Etage, die Roh- 

 ren a, b sind durch die Decke der untern Etage (oder durch die Diele der obern) durchgefuhrt, 

 so dass das Heitzen des Kessels und das Kochen des W assers keine Stôrung in den Beobach- 

 tun^en hervorbrinyen kann. 



Um das am obern Ende des zu untersuchenden Stabes befestigte Gewicht (siehe Tafel II) 

 und den Stab selbst von Aussen seheu zu kônnen, hat die Wand des Gylinders an drei Stellen, 

 in fc, k, k [Tafel III Fig. 3) runde Oeffnungen, deren jede von zwei ruuden parallelen Spiegel- 

 glâsern verschlossen wird. Durch dièse Glàser sieht man nicht nur die Theilung, die am oben 

 angeklemmten Gewicht befestigt ist (siehe Fig. â Taf. II), sondern man kann auch die drei 

 Thermometer ablesen, die ini Innern des Cyiindeis aufgehaDgl sind und welche die Tempera- 

 tur der Luft ini Gylinder angehen. Sobald man den Apparat Fig. 3 Taf. II in den Gylinder 

 gestellt hat (versteht sich fâllt dabei der holzerne Dreifuss in Fig. 2 weg, der dazu dieute, den 



