Bestimmung der Inductionscoefficienten von Stahlmagneten. 3 



Dagegen Hessen sich analoge Erfahrungen bei weiteren Messungen, welche nach dieser 

 Methode im August 1884 ausgeführt wurden, nicht durch ungenügende Permanenz des 

 ständigen Magnetismus im betreffenden Magneten erklären. Zu denselben wurde nämlich 

 der grosse, 290 mm. lange, 36 mm. breite und 12 mm. dicke Stahlmagnet benutzt, welchen 

 ich im Sommer 1883 bei der Bestimmung des absoluten Werthes der Siemens'schenWider- 

 stands-Einheit benutzt hatte, der dabei und auch späterhin eine ausserordentliche Con- 

 stanz seines magnetischen Moments gezeigt hatte und gerade deshalb zu diesem Versuche 

 von mir gewählt worden war. Ausser mir haben noch die Herren E. Leyst und P. Müller 

 je eine Messungsreihe angestellt und mit mir folgende Resultate erhalten: 



wobei zur Erklärung der sehr grossen Differenz zwischen meinem Resultat und dem der 

 beiden andern Beobachter zu bemerken ist, dass ich nach einer einfachem Formel mit Ver- 

 nachlässigung von Gliedern zweiter Ordnung meine Beobachtungen berechnet hatte. Letztere 

 Erfahrung weist nun zugleich darauf hin, dass nicht sowohl die Genauigkeit der Beobach- 

 tungen als die Methode selbst eine ungenügende sei. Die zu bestimmenden Coefficienten 

 werden darnach im Wesentlichen als Differenzen zweier, nahe 1000 Male grösserer Zahlen 

 erhalten, zu welchen dann mit ihrem vollen Betrag eine Reihe, von den Variationen der 

 Temperatur und der Horizontal-Intensität und der Torsionsconstanten der Suspensionsfaden 

 abhängiger Correctionen von ungefähr gleicher absoluter Grösse wie die Coefficienten selbst 

 hinzutritt. Demzufolge habe ich diese Methode als ungünstige ganz aufgegeben. 



Etwas bessere Resultate lieferte die weitere Methode, welche ich in der schon er- 

 wähnten Abhandlung «lieber die Genauigkeit absoluter Bestimmungen der Hori- 

 zontal-Intensität»') kurz beschrieben und welche, wie ich erst seither ersehen habe, im 

 Principe mit einer schon von Lamont'") zu gleichem Zwecke angewandten übereinstimmt. 

 Durch eine lange Drahtspirale oder eine nach F. E. Neumann aus Rollenpaaren so zu- 

 sammengesetzte Tangentenboussole, dass sie im Innern ein magnetisches Feld constanter 

 Kraft von im Verhältniss zur Länge des zu untersuchenden Magnets genügender Ausdehnung 

 liefert, leite man einen Strom der Intensität J und lasse das mit seiner Axe horizontal und 

 senkrecht zum magnetischen Meridian orientirte Solenoid auf eine in der Verlängerung der- 

 selben befindliche, unifilar aufgehängte Magnetnadel einwirken, so besteht die Gleichung: 



Beobachter. 



Müller 

 Leyst. 

 Wild . 



0,00398 

 0,00562 

 0,00015 



0,00186 

 0,00123 

 0,00038, 



Я tang фі = J.c, 



9) öieLe: Mém. de l'Acad. Imp. des sc. T. XXXII, | 10) L am ont, Handbuch des Magnetismus,S. 22. Leipzig 

 Л» 2, p. 110. Décembre 1883. | 1876. 



1* 



