Bestimmung der Indüctionscoefficienten von Stahlmagneten. 



7 



ströme hervorrufend, bei der fraglichen Methode ganz unbemerkt resp. auch ungemessen 

 bleiben, also die Coefficienten zu klein ausfallen. Ja es wäre in diesem Falle sogar möglich, 

 dass diese Nachwirkung im Schwächungsfalle eine bedeutendere wäre als im Verstärkungsfalle 

 und somit bei Berücksichtigung derselben der erstere Coefficient doch grösser geworden 

 wäre als der zweite. Die fragliche Methode gibt also jedenfalls nur die für die momentanen 

 Schwächungen und Verstärkungen geltenden Coefficienten, während bei den erdmagnetischen 

 Messungen zwischen den einzelnen Operationen jedenfalls stets so viel Zeit verstreicht, dass 

 nicht diese, sondern die eventuell durch Nachwirkungen vergrösserten Indüctionscoefficienten 

 in Betracht zu ziehen sind. Daher erschien es zur Entscheidung dieser Frage jedenfalls 

 wünschenswerth, die Indüctionscoefficienten getrennt noch nach einer andern Methode, bei 

 der keine Inductionsströme zur Anwendung kommen, bestimmen zu können. 



Es ist mir nun in der That gelungen, die oberwälmte Methode so zu modificircn, dass 

 sie eine verhältnissmässig leichte und sichere getrennte Bestimmung der beiderlei Indüctions- 

 coefficienten gestattet und ich theile daher hiemit kurz, zunächst die Theorie derselben, 

 sodann den zur Ausführung benutzten Apparat und schliesslich die bis dahin damit gewon- 

 nenen Resultate mit. 



1. Theorie der neuen Methode. Man stelle wie oben auf der einen, z. B. Ost-Seite, der 

 Magnetnadel eines Unifilarmagnetometers ein Magnetisirungssolenoid so auf, dass seine Axe 

 senkrecht auf dem magnetischen Meridian steht und ihre Verlängerung die Mitte, resp. 

 Drehungsaxe der Magnetnadel treffe, bringe dann aber auf der andern (West-)Seite 

 nahe bei der Nadel eine zweite aus weniger Windungen bestehende Spule an und 

 justire sie so, dass beim Durchleiten desselben Stromes durch sie und das Magnetisirungs- 

 solenoid die Wirkung der letztern auf die Magnetnadel sehr nahe compensirt werde, d. h. 

 diese jedenfalls nur um einen sehr kleinen Winkel (pi aus dem Meridian abgelenkt werde. 

 Alsdann besteht die Gleichung: 



(1 H-Ö)tang(p, ==/j.(c — f), (1) 



wenn fij die eben stattfindende Horizontal-Intensität, Ѳ die Torsionsgrösse des Suspensions- 

 fadens der Magnetnadel, Jj die Stärke des zur Zeit in den beiden Spulen circulirenden 

 Stromes und с und f die Empfindlichkeits-Constanten derselben in Bezug auf die Magnet- 

 nadel des Unifilars darstellen. 



Nach Unterbrechung des Stromes lege man wieder in die Mitte des Magnetisirungs- 

 Solenoids zusammenfallend mit seiner Axe den zu untersuchenden Magnet und nähere von 

 der entgegengesetzten (West-)Seite einen zweiten, am besten möglichst gleichen Magnet so 

 weit der Magnetnadel, bis die durch den ersten bewirkte Ablenkung nahezu verschwindet. 

 Heissen wir die übrig bleibende Ablenkung фд und die jetzt stattfindende Horizontal- 

 intensität, so kommt: 



